7/| ACADÉMIE DES SCIENCES. 



et l'on acquiert le moyen de connaître simiiltanément la fréquence et la tension de la 

 source étudiée. 



Il va sans dire qu'en modifiaiil convenablement les circuits auxiliaires, 

 et déplaçant les positions zéro des aiguilles, on peut réaliser des Fréquence- 

 mètres d'échelles variées. C'est ainsi que, moyennant en outre certaines 

 précautions dans la constitution de ces circuits et des galvanomètres, le 

 Fréquencemètre s'applique aux courants de haute fréquence et devient un 

 Ondemètre. 



La mesure des résistances, la mesure des inductances, la mesure des 

 capacités peuvent se faire au moyen d'un appareillage semblable, en rem- 

 plaçant l'un au moins des circuits auxiliaires par l'élément à mesurer ou 

 des grandeurs de comparaison. Les fonctions correspondant à ces grandeurs 

 se réduisent encore à des rapports et se traduisent par des réseaux en 

 éventail. Tous ces instruments et d'autres encore ont été réalisés. 



On peut également mesurer des fonctions se ramenant à un produit, 

 telles que la puissance dépensée dans un circuit. Le réseau dans ce cas 

 change d'allure 



Mais il est facile de comprendre que ce procédé s'appliquerait encore, 

 alors que la fonction ne pourrait recevoir d'expression algébrique ; c'est 

 même dans ce cas que s'affirmerait sa supériorité. 



Enfin, on conçoit qu'il serait applicable à la mesure de grandeurs non 

 électriques, mais quelconques, et cela, par l'emploi de deux instruments 

 dont les index n'auraient même pas besoin d'être des aiguilles. 



M. J. Cakpektier présente à l'Académie une petite balance de précision 

 qui a été combinée et construite par M. CoLLOT,dansle but d'abréger consi- 

 dérablement les pesées. Le modèle présenté a une portée de loo^. 



(Je qui frappe à première vue quand on assiste à une pesée faite avec celte 

 balance, c'est que l'opérateur n'y emploie aucun des poids communément 

 en usage. Après avoir ouvert, une seule fois^ la cage de l'instrument, 

 pour introduire le corps à peser, il se contente de manœuvrer un certain 

 nombre de boutons disposés extérieurement, tout en suivant de l'œil les 

 mouvements du lléau, mouvements fort réduits par un très bon amortis- 

 seur. Quand l'équilibre est établi, la pesée est terminée. 



L'opérateur lit alors sur les boutons de manonivre les nombres que leur 

 déplacement a mis en évidence et il en fait la somme : le total trouvé ex- 

 prime le poids du corps à un décigramme près. Veut-il connaître ce poids 



