SÉANCE UU lo JANVIER lyio. ^5 



avec une approximation plus grande? Il vise, au travers cFun microscope, 

 disposé au centre de la cage, un micromètre posté sur Taiguille du lléau et 

 lit un nombre indiquant ce qu'il faut ajouter de dixièmes de milligramme à 

 la fraction principale déjà connue. L'o[)ération a duré an total un temps 

 très court. 



Cette opération exige, cela va sans dire, Tintervention de poids étalonnés. 

 Mais, dans la balance de M. CoUot, ces poids font, pour ainsi dire, comme 

 ii va être expliqué, partie intégrante de l'instrument. 



A l'extrémité droite du fléau, par rinlermédiaire de deux étriers indé- 

 pendants, s'enveloppant, sont suspendus deux plateaux fort rapprochés l'un 

 de l'autre. Le plateau supérieur est destiné à recevoir le corps à peser; sur 

 le plateau inférieur, très ajouré, repose une série de huit poids de valeurs 

 respectivement égales à : 



grammes : 5o, 20, 10, 10, 5, 2, 1 et 1. 



Les cinq premiers ont la forme d'anneaux plats, de diamètre décrois- 

 sant, logés concentriquement les uns dans les antres; les trois derniers se 

 réduisent à de petits cylindres bas et sont disposés à l'intérieur du plus 

 petit anneau. Au moyen de broches verticales que l'on fait, quand on veut, 

 saillir du socle de la balance au moyen des boutons de manœuvre dont il a 

 été question plus haut, chacun de ces poids peut être individuellement sou- 

 levé, et le plateau porto-poids peut être soulagé d'un nombre quelconque 

 de grammes compris entre i et 99. 



D'autre part, sur une barrette fixée à la partie supérieure de l'étrier 

 du plateau porte-poids sont achevalés quatre cavaliers en fil métal- 

 lique pesant respectivement : 



décigrammes : 5, 2, 2 el i. 



Ces cavaliers, eux aussi, peuvent être soulevés au moyen de crochets com- 

 mandés par des boutons extérieurs, et former un appoint variable s'ajou- 

 tant à la combinaison des poids reposant sur le plateau. 



Quant au micromètre porté par l'aiguille et observé par le microscope, 

 ce qu'il fait connaître, cela va de soi, c'est l'inclinaison sous laquelle le fléau 

 a pris son équilibre ; mais cette inclinaison, grâce à un tarage préalable, se 

 traduit immédiatement en un nombre de dixièmes de milligramme. 



Pour .effectuer une pesée avec la balance CoUot, on pi'ocède de la manière 

 suivante : 



On met en charge complète le plateau porte-poids (qui pend à droite du 



