2l6 



ACADEMIE DES SCIENCES. 



(Les écarts entre les diverses valeurs de a peuvent d'ailleurs s'interpréter, 

 en dehors de toute hypothèse, soit par l'impureté des liquides expérimentés, 

 soit par ce fait que les valeurs de F étaient obtenues par une interpolation 

 assez grossière.) 



OPTIQUE. — Prisme à faces courbes applicable à la Spectroscopie . Note 

 de M. C. Férv, présentée par M. E. Bouty. 



Le but poursuivi dans la construction de ce prisme est de supprimer tout 

 dispositif de concentration étranger au prisme, entre la fente et l'oculaire 

 du spectroscope, ou entre la fente et la plaque photographique du spectro- 

 graphe. 



11 en résulte une simplification de construction et de réglage de ces appa- 

 reils, ainsi qu'une diminution des pertes de lumière et aussi des aberrations 

 provenant des surfaces multiples rencontrées par le faisceau dans les appa- 

 reils actuels. Enfin les reflets parasites, qui prennent naissance entre les sur- 

 faces des lentilles, sont ici complètement supprimés. 



Construction et propriétés du nouveau prisme. — Soil A le centre de courbure 

 de la surface d'incidence PQ du prisme; le lieu des points tels que C, et par lesquels 

 on peut mener des rayons CP et CQ faisant des angles égaux avec les normales aux 

 points P et Q, est un cercle qui passe également par ces deux points. 



Plaçons par exemple une fente au point C; les rayons incidents, faisant en Q et P 

 des angles d'incidence /'égaux avec les normales en ces points, donneront aussi nais- 



