SÉANCE DU l4 FÉVRIER IQIO. Sgi 



ll({uide biconcave (au lieu de plan-concave), c'est-à-dire interposer le liquide 

 entre deux verres convexes en contact par leur sommet et choisir les 

 rayons de courbure de manière à rendre minima les aberrations spliériques 

 moyennes. 



Dans les essais que j'ai efifectués, une croix tracée très légèrement au diamant sur 

 la lame L servait de réticule pour le premier pointé. Celle lame était sertie dans un 

 petit cadre circulaire qu'un système de quatre vis permettait de déplacer dans son propre 

 plan, à la manière d'un réticule de calhétomètre. La lentille C restant immobile, on 

 pouvait ainsi amener exactement la croisée du réticule au centre des anneaux d'in- 

 terférences qui se forment autour du point de contact 0. Les déplacements du micro- 

 scope M étaient obtenus à l'aide d'une crémaillère et d'un pignon, et mesurés au moyen 

 d'un vernier au j-^- se déplaçant le long d'une graduation en demi-millimètres. 



Quant au deuxième pointé, je l'eUectuais sur un micromètre, tracé sur verre, disposé 

 au foyer d'un collimateur et éclairé latéralement à la manière des particules ultramicro- 

 scopiques. Dans ces conditions, les traits du réticule peuvent être r>.'ndus excessivement 

 fins: ils apparaissent néanmoins avec une grande netteté dans le champ du micro- 

 scope, alors qu'éclairés par transparence, ils seraient complètement invisibles. Un 

 écran Monpillard m'a permis d'opérer en lumière verte très sensiblement, monochro- 

 matique. 



Le réglage effectué, un seul pointé suffit pour la mesure de Tindice. La 

 méthode n'exige d'ailleurs qu'une très petite goutte de li([ui(le et la petitesse 

 de l'épaisseur traversée la rend applicable aux liquides translucides. Enfin 

 le faible volume de la monture permet de communiquer facilement au sys- 

 tème optique une température uniforme et constante. , 



La construction d'un réfractomètre basé sur ces principes est en ce 

 moment à l'étude. 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur l'alumine provenant de l'oxydation à l'air de 

 l'amalgame d'aluminium. Note de ÎNL P.-Rogeu Jouudaix, présentée 

 par M. H. Le Chatelier. 



On sait depuis longtemps que l'aluminium amalgamé s'oxyde spontané- 

 ment au contact de l'air en donnant des masses très légères d'alumine. 

 Zunino (') a décrit cette matière comme un hydrate à 5'"°' d'eau. Plus 

 récemment, M. Robin (-) a reconnu que cette alumine pouvait servir au 



(') Gazzet. ch. ital.. i''= série, t. X\X, 1890, p. 194. 

 (2) Rev. Métal., t. V, 1908, p. 751. 



