SÉANCE DU 28 FÉVRIER 19IO. 52^ 



le système du iheruiomètre employé, qu'il soit à dilatation ou à tension de 

 vapeur saturée, il est de toute rigueur que son réservoir plonge entièrement 

 dans la vapeur en mouvement, de façon que celle-ci en lèche entièrement 

 les parois. 



Le réservoir du thermomètre devra donc avoir des dimensions assez 

 petites pour qu'il soit entièrement immergé dans le tourbillon de vapeur et 

 qu'aucun de ses points ne soit placé en dehors de la paroi de la surface 

 cylindrique formée par la paroi interne de la conduite de vapeur. 



On évitera également, autant que possible, le contact des parois de la 

 conduite avec le réservoir. 



En suivant ces prescriptions, on pourra adopter l'un ou l'autre des dispo- 

 sitifs suivants : 



i" On pourra placer le réservoir dans la vapeur même, sans aucune enveloppe 

 proleclrice; mais, dans ce cas, il est utile de renforcer convenablement le réservoir 

 pour lui permettre de résistera l'action corrosive bien cojinue de la vajieur sur- 

 chauffée. 



2° On pourra aussi, comme le représente le dessiii figure i, placer le réservoir sen- 

 sible dans une gaine métallique (acier de préférence) le protégeant contre la corrosion, 

 et disposé comme le représente en G la figure 1. Cette gaine, fermée par un joint 



