524 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



hermétique, poiirra être ajourée (dispositif adopté réceminenl par les chemins de fer 

 de l'Etat italien ) ou bien non ajourée et remplie d'huile bouillant à haute tempéra- 

 ture, comme la valvoline, jusqu'à un niveau H, de façon à baigner constamment le 

 réservoir sensible R (dispositif adopté par les chemins de fer français, suisses, brfges, 

 russes, etc. ). 



Il est évident, d'ailleurs, que l'évaluation de la température ne sera 

 rigoureuse qu'autant que la partie sensible du thermomètre sera entiè- 

 rement localisée dans le réservoir : il n'y a, jusqu'à présent, que les thermo- 

 mètres à tension de vapeur saturée qui réalisent cet avantage important. 



PHYSIQUE. — Hobine symétrique pour galvanomètre à cadre mobile. 

 Note de M. Ch. Férv, présentée par M. d'Arsonval. 



M. Lippmann a autrefois appelé l'attention sur les inconvénients pré- 

 sentés par le magnétisme du cuivre pour la construction des galvanomètres 

 très sensibles à bobine mobile. 



Le cuivre chimiquement pur est dinmagnétique, mais l'étirage de ce métal dans des 

 filières en acier lui communique un magnétisme variable avec la fabrication, et qui 

 |ieut être suf(i>ant pour donner à la l)ol)ine suspendue dans le champ un couple direc- 

 teur [)lus grand que celui du fil de torsion. 



IjB remède préconisé par M. Lippmann est d'employer des champs aussi uniformes 

 que possible, et de recouvrir d'autre part la bobine d'un vernis renfermant un corps 

 fortement diamagnétique, le bismuth par exemple, annulant 1res sensiblement le couple 

 présenté par la bobine. 



La solution rjue j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui, peut-être plus 

 facile à employer par les constructeurs, consiste à obtenir la symétrie magné- 

 tique du système suspendu par la symétrie d'enroulement du fil magnétique 

 autour de l'axe. 



L'axe de la bobine est constituée par une lige légère en aluminium portant deux 

 petits plateaux /J et yo' en aluminium ou en mica. 



Le fil e=t alors bobiné sur ce système à la fnçon d'un induit en tambour de dynamo, 

 et la bobine terminée se présente comme un cylindre, dont les deux bases sont consti- 

 tuées par les petit* plateaux p et p' , et dont les génératrices sont le fil lui-même. 



On conçoit que dans ces conditions le système ne soit soumis à aucun couple direc- 

 J,eur dans un champ magnétique, puisqu'il est com])lètfment svmétrique par rapport à 

 son axe de rotation. 



Le gain de sensibilité ainsi obtenu compense largement l'augmentation 



