572 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



LOCK, Coir. Se. m. et p.; Sir Edward Poynter, Corr. Beaux-Arts; Sii' William 

 Ramsay, Corr. Se; Lord Ravleigh, Assoc. étr. Se; Lord Reay, Assoc. étr. Se. m. 

 el p.; Sir Henry Roscoe, Corr. Se.; John-S. Sahgent, Assoc. étr. Beaux-Arts; 

 R.-Phene Spiers, Corr. Beaux-Arts; Sir L.-Alma Tadkma, Assoc. éti-. Beaux-Aits; 

 H. -H. TuRNER, Corr. Se. 



Après cette lecture, M. le Piikside.nt s'exprime en ces termes : 



Je n'ai pas besoin de rappeler la sympathie déjà témoignée par l'An- 

 gleterre à notre pays dans le désastre qui a frappé Paris et ses environs. 

 Aujourd'hui, la pieuse pensée de nos Associés et Correspondants anglais 

 nous touche tout particulièrement, et l'Académie des Sciences associe 

 ses remercîments à ceux qui ont été adressés aux savants anglais par 

 M. le Président de l'Institut en réponse à leur don généreux. 



ASTRONOMIE. — L'organisation de la spectroscopie slellaire à l'Obsen'aloire 

 de Paris. Note de M. Maurice Hamv. 



Dans les dernières années de sa vie, Lœwy était très préoccupé de faire 

 reprendre, à l'Observatoire, les recherches de spectroscopie stellaire inter- 

 rompues en 1897, lors du départ, à Meudon, de M. Deslandres, avec le 

 matériel scientifique lui appartenant. 



Chargé par lui de m'occuper d'organiser une installation nouvelle, je me 

 propose, dans ce qui suit, de faire connaître les traits saillants du spectro- 

 graphe, spécialement consacré à la détermination des vitesses radiales, qui 

 a été construit, d'après mes indications, par notre habile et regretté 

 constructeur P. (Jautier. 



Cet instrument, inachevé à la mort de Lœwy, est aujourd'hui en service 

 régulier, grâce à M. Baillaud qui n'a pas hésité à engager les dépenses 

 nécessaires, pour le doter des accessoires propres à le mettre au niveau des 

 besoins de l'Astronomie moderne. 



Comparé aux appareils analogues installés dans d'autres Observatoires, 

 le nouveau spectrographe est d'un type tout différent et réalise divers 

 perfectionnements qui ont pu être apportés à cause de l'emploi du grand 

 équatorial coudé (ouverture, o^jGo; longueur focale, 18") comme généra- 

 teur d'images. 



L'équalorial coudé jouit, comme on sait, de la précieuse faculté de fournir 

 des images immobiles au centre du champ. Il y avait lieu de profiter de 



