5^4 ACADÉMIE UHS SCIENCKS. 



cette circonstance exceptionnelle, et c'est ce qui a été fait. Au lieu de monter, 

 comme à l'ordinaire, l'appareil sur le tube même de la lunette, il a été 

 installé sur un support fixe, en regard du plan focal, afin de le laisser en 

 état de repos complet pendant la pose. Cette disposition supprime les effets 

 des flexions, contre lesquels il est si difficile de réagir, en cas de poses 

 prolongées, avec le matériel spectroscopique habituel adjoint aux équa- 

 toriaux droits, efîets qui se traduisent par l'altération des images enre- 

 gistrées sur la plaque pholograpliique. Pour le même motif, il n'a pas été 

 nécessaire de limiter la taille ni le poids de l'instrument, comme on y est 

 astreint quand il s'agit d'affecter un équatorial ordinaiie à la spectroscopie. 

 En conséquence, le spectrographe a reçu des dimensions inusitées. Son 

 poids, celui du support mis à part, atteint i3oo''^. La longueur focale 

 de l'objectif du collimateur qui sert également, ainsi qu'on le verra plus 

 loin, d'objectif de chambre, dans plusieurs des combinaisons optiques que 

 l'appareil comporte, cette longueur, dis-je, a été portée à s^j.to et son 

 ouverture à o™,09. Des dispersions considérables ont été réalisées en 

 faisant usage d'un petit nombre de prismes de grandes dimensions (faces 

 de 170™"" de longueur sur 90""" de hauteur). 



Il eût été avantageux, au point de vue de l'utilisation rationnelle de la 

 lumière, de placer la fente dans le plan même de formation des images 

 stellaires. Cependant, ayant été astreint à ne pas immobiliser l'équatorial, 

 en ce qui concerne son emploi à la photographie du ciel, j'ai dû me résoudre 

 à projeter les images sur la fente, à l'aide d'un véhicule. Le spectrographe 

 peut ainsi être amené dans la position d'utilisation ou éloigné du plan focal, 

 en quelques instants, par un simple mouvement de rotation autour de la 

 colonne qui le soutient et sans démonter les pièces du porte-chàssis de la 

 lunette. La figure 1 représente une vue d'ensemble de l'appareil, tel qu'il 

 est disposé pendant la pose. 



Les figures 2, 3, 4; 5 indiquent les diverses combinaisons optiques 

 réalisables, en vue de modifier la dispersion et le pouvoir lumineux du 

 spectrographe. La fente est représentée en F, la plaque photographique en $, 

 l'objectif du collimateur en O, l'objectif de chambre en O', les prismes en P ; 

 enfin M est un plan réfléchissant et V le véhicule servant à projeter, sur la 

 fente, les images localisées dans le plan focal E de l'équatorial. 



Suivant la combinaison employée, la différence des trajets maximum et 

 minimum suivis par la lumière, à travers les prismes, varie de o"',o7 à 

 o'",6o. 



A la disposition (2) correspond deux prismes d'angles différents fournis- 



