57t> ACADÉMIE DES SCIEKCES. 



reusement, une dispersion aussi considérable entraîne des durées d'expo- 

 sition de la plaque sensible d'autant plus prolongées que beaucoup de 

 lumière se trouve perdue par le fait de la double réflexion sur les miroirs 

 de l'équatorial coudé. On ne peut donc en faire usage que pour quelques 

 étoiles très brillantes. Trois à quatre heures de pose paraissent nécessaires 

 pour Arcturus. 



Enfin, la combinaison (5), à laquelle correspond un objectif de 

 chambre ()', de o"',4o de foyer, est particulièrement avantageuse, au 

 point de vue lumineux, avec les astres à diamètres sensibles. Elle fournit 

 des spectres de 35™™ de longueur entre les raies Hp et K (X.gg et Xa^a). 



L'invariabilité de température duspectrographe, si importante à obtenir, 

 a été réalisée avec un soin tout particulier, afin d'éviter les variations 

 d'indices des prismes pendant la pose et les déformations de la partie méca- 

 nique. L'usage de grands prismes, dont l'équilibre thermique demande 

 plusieurs jours à s'établir dans une enceinte à température constante, aurait, 

 du reste, été à rejeter si des mesures efficaces n'avaient pu être prises sous 

 ce rapport. 



Le but a été atteint : i" en installant à l'intérieur du spectrograplie un régulateur ( ') 

 de température automatique; 2° en l'entourant d'une cuirasse isolante destinée à le 

 soustraire le plus possible aux influences extérieures et à répartir uniformément la 

 chaleur dans toutes ses parties. A cet effet, les pièces ojjtiques de l'appareil ont été 

 montées à l'intérieur d'une grande caisse en fonte de fer, à parois de 1 5°""' d'épaisseur, 

 longue de 3"", large de o",5o et profonde de o™, aS. Celte caisse renferme une boîte en 

 cuivre feutrée qui contient les prismes et sur laquelle s'exerce directement la venti- 

 lation produite par le jeu du régulateur de température. Elle est elle-même feutrée à 

 l'extérieur et placée à l'intérieur d'une caisse en cuivre rouge, à parois de 3"™ d'épais- 

 seur, entourée extérieurement de feutre. Une seconde caisse en cuivre rouge, égale- 

 ment feutrée, renferme la première. Les choses sont disposées, du reste, de telle façon 

 que les enveloppes en cuivre puisï^enl se dilater et se contracter, sans exercer aucun 

 effort sur la caisse en fonte qui forme, à proprement parler, le corps même du speclro- 

 graphe. 



Grâce aux mesures prises, la colonne thermométrique se maintient, pen- 

 dant des mois, au même point de l'échelle, à deux ou trois centièmes de 

 degré près. 



(') On sait que les premières tentatives faites pour maintenir constante la tempé- 

 rature d'un spectrographe remontent à iSgS et sont l'œuvre de M. De>landres, qui 

 faisait usage, pour cet objet, d'une circulation d'eau provenant des profondeurs du sol. 

 Le régulateur actuel fonctionne électriquement, comme celui qui a été généralement 

 adopté dans les Observatoires, depuis quelques années. 



