828 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



page tourner jusqu'à venir occuper une position pour laquelle on aura 



on 



^ = ii. 

 A, 4 



Cette position ne dépendra donc nullement des intensités absolues des 

 courants, mais seulement de leur rapport. Une analyse très simple montre 

 que, sous les conditions énoncées précédemment, cette position est stable. 

 Il est donc possible de tracer sur le cadran de l'appareil une graduation 

 devant laquelle se déplacera son aiguille et dont les divisions correspon- 

 dront aux diverses valeurs du rapport -^• 



La comparaison des courants ne présente guère d'intérêt direct. Mais, 

 comme on peut y ramener la comparaison des résistances et que celle-ci 

 donne lieu à de nombreuses applications, les instruments qui permettent de 

 l'effectuer d'une manière pratique sont d'une incontestable utilité. A ce 

 titre, le logomètre peut rendre d'appréciables services. 



Supposons deux conducteurs dont on veuille comparer les résistances. 

 Mettons-les en dérivation sur les pôles d'une même source. Il s'y établira 

 des courants dont les intensités absolues dépendront évidemment du voltage 

 de la source; mais le rapport de ces intensités sera toujours l'inverse du 

 rapport des résistances; il sera invariable et indépendant du voltage. Qu'on 

 dirige donc les deux courants dans les circuits d'un logomètre, l'aiguille de 

 l'instrument déviera d'un angle fixe, quelle que soit la source empruntée, 

 quelques variations même que subisse le voltage au cours de l'observation. 

 L'instrument, pouvant être gradué pour indiquer l'inverse du rapport des 

 courants qui le traversent, donnera directement le rapport des résistances à 

 comparer. 



Que l'une des résistances soit connue et toujours la même, l'instrument 

 pourra donner directement la valeur absolue de toute autre résistance à 

 déterminer. Il deviendra un ohmmètre, et un ohmmètre d'autant plus com- 

 mode qu'il suffira pour en faire usage de disposer d'une source quelconque, 

 constante ou non. L'accessoire indiqué d'un pareil ohmmètre est une petite 

 magnéto à manivelle, les variations de sa vitesse n'ayant aucune influence 

 sur la mesure. 



Au lieu d'utiliser la déviation de l'aiguille du logomètre à l'évaluation 

 d'une résistance intercalée dans l'un de ses circuils, on peut, d'un poste 

 éloigné, par l'intercalationde résistances appropriées, commander la dévia- 



