SÉANCE DU II AVRIL 1910. 9l3 



Maxwell K = n^ el par conséquenl par celle de Loreulz — 5 — =: constante. La correc- 

 tion qui en résulte jusqu'à lo'""' est en général négligeable. 



Il n'est donc pas nécessaire de mesurer la pression, il suffit de la maintenir assez 

 élevée pour empêcher la décharge disruplive et les aigrettes à l'intérieur de l'appareil. 

 Enfin, lorsque lappareil est muni d'un amortisseur à air, on peut régler convenable- 

 ment cet amortissement en faisant varier la pression du gaz. 



En résumé, les avantages sont : 1° suppression des ejjliwes^ des aigrettes et 

 du t^enl électrique; 2" rapprochement des pièces entre lesquelles s'exercent les 

 actions électrostatiques et augmentation de l'intensité de ces actions ; 3° con- 

 stante de l'appareil à peu près indépendante de la pression du gaz ; tf amortis- 

 sement facilement réglable. 



La figure ci-contre représente le schéma employé pour la mesure de la 

 tension d'une machine Wimshurst, au moyen d'un électromètre de Braun. 

 L'appareil une fois gradué avec un électromètre absolu pour un potentiel 

 de 20000 volts environ, on peut à volonté changer sa sensibilité par 

 l'adjonction d'une petite surcharge/; (feuille de platine) placée à une dis- 

 tance connue de l'axe de rotation de l'aiguille. Ce dispositif nous a permis 

 de mesurer sans difficulté 80000 volts (tension d'une machine Wimshurst 

 de faible débit}, avec une pression de 4""" à 9"'™. On peut espérer l'utiliser 

 pour la mesure de tensions beaucoup plus élevées. 



CHIMIE PHYSIQUE. - Sur l'analyse magnéto-chimique des terres rares. 

 Note de M. G. Urbain, présentée par M. A. Haller. 



Dans les séparations des terres rares, il est nécessaire de contrôler de 

 temps en temps le progrès des séparations. Qualitativement, on y parvient 

 par l'étude des spectres, mais au point de vue quantitatif, la seule méthode 

 générale est la détermination des poids atomiques. Quand il s'agit de corps 

 voisins dont les poids atomiques diffèrent peu, une très haute précision 

 devient nécessaire. Des mesures de poids atomiques au millième sont déjà 

 difficiles à réaliser et, dans ces conditions, la composition de tels mélanges 

 n'est donnée qu'avec une précision insuffisante. 



Pour obtenir une différentiation quantitative plus précise, il y a avantage 

 à s'adresser à une propriété dont la grandeur varie beaucoup plus d'un terme 

 à l'autre de la série que celle des poids atomiques. Tel est le cas pour les 

 coefficients d'aimantation qui d'une terre à l'autre varient dans des propor- 



