Io48 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



pression en sens contraire de celle due au cliamp, qui ramène le ménisque au jjoinl de 

 départ a et l'y maintienne immobile; ce que l'on constate avec une grande précision 

 à l'aide d'un microscope m. Le niveau de séparation des liquides du manomètre difle- 

 rentiel (eau-phénol, eau-mélange CH" -1- CCI*, etc.) passera alors de b en b' . Soit A" 

 la dénivellation observée lorsque l'équilibre sera atteint; la pression appliquée sera 



(2) h"{ç>.,— p^)g. 



si P2 et p, sont les densités des deux liquides du manomètre ; ^^ g8i — • En éga- 

 lant les expressions (i) et (2), on a donc 



jj»^ 2/<"(p,-p,),^ 



Celte formule, qui peut permettre ainsi de déterminer l'intensité du champ 

 magnétique, montre que la hauteur h observée peut être cent trente fois plus 

 grande que la hauteur observée avec le liquide magnétique seul, c'est- 

 à-dire que dans un champ de 2800 unités mesuré au fluxmèlre Grassot, au 

 lieu de o'"'",5on doit observer 6''™, 5 au manomètre ; l'expérience faite à 

 l'aide du modèle réalisé par la Société centrale de Produits chimiques 

 (?2 — fs = o,025) a donné 6'"", 7. Avec un champ quatre fois plus grand, 

 on aurait io4'^'". 



L'appareil, qui peut être utilisé pour tous les électro-aimants de labo- 

 ratoire, permet la mesure d'un champ magnétique en une région extrême- 

 ment limitée de ce champ; la dénivellation du manomètre étant propor- 

 tionnelle au carré du champ, l'emploi de l'appareil est encore indiqué dans 

 le cas de champs alternatifs. 



PHYSIQUE. — Sur une loi de Stefan relative à l'évaporation. Note 

 de M. P. Vaillant, présentée par M. J. YioUe. 



La loi dont il s'agit vise la quantité de liquide évaporé dans un vase qui 

 ne communitjue avec l'extérieur que par un orifice en mince paroi. 



Elle repose sur l'analogie admise par Stefan (') entre les phénomènes 

 d'évaporalion à l'état stationnaire et ceux d'électrostatique (la vapeur 

 s'échappant suivant des lignes qui sont les lignes de force que créerait un 

 disque électrisé circonscrit à l'orifice). Elle peut se formuler : « Toutes 



(') J. Stefan, Wien. lier., t. LXXXIII, 2, 1881, p. g^S. 



