Io54 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



A ce sujet, M. Bouty rappelle que, dès 187G ('), par de simples mesures 

 de moments magnétiques, il avait constaté qu'un barreau d'acier, aimanté 

 primitivement dans un certain sens et soumis à l'action d'un champ déma- 

 gnétisant tel que son moment magnétique soit nul (c'est-à-dire tel que le 

 moment résultant de la bobine et du barreau soit égal à celui de la bobine 

 employée seule), se trouve cependant aimanté dans le sens primitif quand 

 le champ démagnétisant a cessé d'agir. 



PHYSICO-CHIMIE. — Mesure des susceptibilités magnétiques des corps solides. 

 Note de M. P. Pascal, présentée par M. D. Gernez. 



Dans deux précédents Mémoires d'ensemble (-), j'ai montré comment la 

 méthode classique du tube en U pouvait donner à t.^- près les susceptibilités 

 magnétiques et servir ainsi dans l'étude de la constitution des sels minéraux 

 dissous et des liquides organiques, .l'ai été amené à chercher une méthode 

 aussi précise et aussi rapide, applicable aux solides, en particulier dans le 

 but de faire l'analyse magnétique des groupements chromophoriques des 

 matières colorantes, de caractériser certaines isoméries en Chimie minérale 

 et de préciser les circonstances de formation des roches ferrugineuses. 



La méthode du tube en U revenant à mesurer par la dénivellation d'un 

 liquide la pression exercée par le champ à sa surface, j'ai eu l'idée de mesurer 

 cette pression à l'aide de la balance. 



Le corps à étudier remplit à moitié un tube de verre T, à parois minces, de lo™ 

 à 3o™ de long et de S"'" de diamètre intérieur. Ce tube est attaché par un fil F de 60''"' 

 à 70'^"' à l'une des extrémités du fléau d'une balance et pend dans l'entrefer d'un fort 

 électro-aimant E du type Weiss, dont le plan de symétrie longitudinal est placé hori- 

 zontalement. La surface terminale du corps est au centre du champ, qui reste prati- 

 quement constant dans un volume de 2'^"" pour un entrefer de r". Enfin un plateau 

 non magnétique P est attaché à la partie inférieure du tube, à portée de la main, et 

 tout l'ensemble est protégé par une étroite cage vitrée (en pointillé). 



Les actions de l'électro-aimant sur les différentes parties du tube de verre se com- 

 pensent par symétrie, et le fléau, d'ailleurs peu magnétique, se trouve dans une région 

 où la résultante £ des champs opposés de l'entrefer et des fuites magnétiques est 

 négligeable. U est d'ailleurs facile d'en tenir compte dans les mesures. {£ = o"°8, 08 pour 

 un champ de 20000 gauss.) 



On complète l'appareil par un microscope horizontal à oculaire niicroniétrique qui 



(') Comptes rendus, t. JAXXII, p. io5o. 



(-) Annales de Chimie et Physique, mars 1909 et janvier 1910. 



