SÉANCE DU 23 MAI I910. 1809 



PHYSIQUE. — Sur un nouveau modèle de balance pour la détermination 

 des champs magnétiques. Note de M. Pierre Sève, transmise par 

 M. J. Violle. 



Une des meilleures méthodes pour la mesure en valeur absolue des 

 champs magnétiques uniformes et assez intenses est celle qui consiste à 

 équilibrer par des poids l'action électrodynamique exercée sur un élément 

 de courant de longueur et d'intensité connues placé dans le champ étudié 

 perpendiculairement aux lignes de force. Le dispositif le plus commode 

 pour réaliser cette expérience est la balance imaginée par M. Cotton ( '). 

 Dans cet appareil, pour éliminer l'action électrodynamique sur les éléments 

 de courants voisins de l'élément utilisé, on constitue les conducteurs 

 d'amenée et de sortie par des arcs de cercle concentriques ayant pour axe 

 le couteau de la balance. Un instrument de précision basé sur ce principe a 

 été étudié par M. Wciss et construit avec beaucoup d'habilelé par 

 M. Weber à Zurich (-). La concordance de mesures de champs effectuées 

 par M. Weiss avec cet instrument et par des méthodes balistiques a été 

 aussi bonne que possible. 



Ayant eu à mesurer des champs magnéliciues en valeur absolue, j'ai été 

 amené à faire construire un appareil différant du précédent par quelques 

 perfectionnements ( ' ) qui en rendent le maniement plus commode. 



L'appareil est représenté par la ligure i. 



L'arc de verre ABCD, dont les faces utiles ont été travaillées à la façon des surfaces 

 optiques sur des matrices en bronze, est recouvert d'tine lame de cuivre laminée de -^ 

 de millimètre d'épaisseur, soigneusement appliquée à l'aide d'une tresse de soie (*). 

 Le tout est ensuite recouvert d''un vernis non liygroméliique. Cet arc est beaucoup 

 plus robuste que l'arc métallique évidé de la balance Weber qu'il faut manier avec 

 beaucoup de soins, sous peine de déformations d'autant plus graves qu'il faut refaire 

 une élude géométrique de l'arc pour s'en apercevoii-. Eniin la longueur CB de l'élé- 

 ment utile se mesure aisément par l'application d'un palmer de précision avant et 

 après l'adaptation de la lame de cuivre. 



( ') A. Cotton, /. de Phys., g' série, 1900, p. 383. 

 (■-) P. Weiss et A. Cotton, J. de Phys.., 6' série, 1907, p. 436. 



( ' ) L'appareil a été construit par la maison Pellin, qui a mis tous ses soins à sa bonne 

 réalisation. 



{'*) Des essais pour former la couche conductrice par argenture chimique, puis cui- 

 rage galvanoplastique, semblent devoir donner des résultats satisfaisants. 



