i3io 



ACADEMIE DES SCIENCES. 



Le courant arrive par l'extréinité AD de l'arc à l'aide du bras DF qui est formé de 

 deux pièces pareilles d'aluminium isolées l'une de l'autre et juxtaposées à petite 

 dislance, ce qui réduit au minimum les causes d'erreur dues au champ qui règne 

 encore à distance de l'élément utile ( ' ). 



L'élément utile CB est horizontal, ce qui permet d'utiliser la balance à l'étude de 

 champs où l'uniformité est réalisée sur une faible hauteur et une étendue horizontale 

 notable, comme les champs fournis par les pièces polaires cunéiformes employés pour 

 les mesures relatives à la biréfringence magnétique, à la mesure des susceptibilités 

 parla méthode de Wills, etc. En outre l'horizontalité de l'élément facilite beaucoup 

 l'installation de l'élément dans l'entrefer d'un aimant ou d'un électro. C'est pour réa- 

 liser cette condition d'horizontalité qu'on a dû compliquer un peu la forme du fléau. 



Deux butoirs très délicats 11 et réglables par des vis limitent la course du fléau. On 

 peut les écarter et libérer entièrement celui-ci en faisant basculer le système autour 

 d'un axe J. Cette disposition permet de faire tourner le fléau d'angles notables autour 

 du couteau F de façon à vérifier le centrage des pièces circulaires de l'arc. Les vis 

 E. D, A permettent de corriger la position de l'arc si celte condition n'est pas réalisée. 



Deux V commandés par le levier M et s'engageant dans deux couronnes concen- 

 triques au couteau permettent d'immobiliser le fléau, quelle que soit sa position. 



(') Dans les dispositifs antérieuis, l'amenée du courant se fait au milieu de l'arc. 



