SÉANCE DU 2) MAI 1910. l3ll 



lînfin il est possible d'enlever rapidement le lléaii de son support, ce qui peut être 

 commode pour mesurer (par ex-empie au cathétomètrej les longueurs CF, BF et FG 

 (|ui interviennent dans la constante de la balance. Enfin des contrepoids permettent 

 de régler l'équilibre et la sensibilité. 



(vomnie l'appareil supporte 10 ampères, les forces à mesurer atteignent ao» pour 

 loooo gauss et la sensibilité n'a pas à être exagérée, ainsi que la |)rotection contre les 

 courants d'air. 



La mélliodc qui a paru la plus commode pour la mesure des champs esl 

 la suivante : 



L'électro étant excité et aucun courant ne passant dans la balance, on place un poids 

 marqué P dans le plateau. On règle l'équilibre approximalWeinenl en se servant des 

 contrepoids I> et /. On règle les butoirs de façon que le fléau soit en bonne place 

 quand il appuie sur le butoir supérieur. On limite par l'autre butoir la course à 1""° 

 ou 2'"" de l'échelle. On enlève le poids P et l'on envoie un courant de sens convenable et 

 croissant. On note son intensité /, au moment où le fléau quitte le butoir supérieur. 

 On place alors un poids 2I'. On envoie un courant de sens inverse et décroissant. Le 

 Iléau quitte le même butoir pour une intensité — /,. Les valeurs absolues «', et 4 sont 

 naturellemejit très voisines. H esl bon de refaire la première mesure pour s'assurer de 

 la fidélité de l'appareil. On applique la formule liabitut-lle en prenant la moyenne 

 de t, et /'j- 



Cette méthode élimine évidemment les actions magnétiques (l'action diamagnétif(ue 

 sur le verre est prépondérante) des matériaux de l'arc et de la balance. 



Une mesure complète peut se faire en une fi\iclion de minute et l'on peut, 

 je crois, affirmer le millième sur le résultat d'une mesure soignée. Nous 

 n'en n'avons pas moins comparé les résultats obtenus d'une part avec la 

 nouvelle balance, d'autre part avec la balance à Iléau évidé de Weber. La 

 concordance a été aussi bonne que les erreurs sur la détermination des élé- 

 ments géométriques permettaient de le prévoir. 



PHYSIQUE. — Sur la composition de l'almospltère après le passage de 

 la comète de Halley. Note de M. Georges Claude, présentée par 

 M. d'Arsonval. 



Conformément à une suggestion faite par M. Ch.-K. Guillaume, j'ai uti- 

 lisé ma méthode d'analyse des gaz rares de l'atmosphère pour constater si 

 le passage de la Terre dans la queue do la comète de Halley ne modifierait 

 pas dans une certaine mesure l'atmosphère terrestre, du coté, du moins, 

 des gaz inertes peu condensables. 



G. R., 1910, I" Semestre. (T. 150, N° 21.) I72 



