lti24 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



est trop forte, l'opposition disparaît, les noirs sont brûlés, il peut même se 

 produire inversion du contraste, phénomène étudié en particulier par 

 Chanoz. 



11 s'agit donc de déterminer la dose incidente capaljle de faire utiliser au 

 mieux (pour une région donnée, un rayonnement donné, et une plaque 



déterminée) im facteur de contraste ■— arbitraire et constant, pour avoir 



une bonne opposition dans les clairs et dans les noirs. Le procédé que je 

 vais décrire, comporte deux manipulations. 



I. Faire une échelle de contrastes sur le cliché. — J'ai clioisi arljitiaireraenl 



-pr- =o,7())3 ou ^/o, I. On fait une éclielle avec tienle valeurs de <^l varianl de o",oi 



à 10*', de manière à avoir la série Q r=: lo^', Qi= 7'', 943, (^2= G", 3 10. . . . , n,(i= 1^', 

 Qi,=o*',794, . . ., Q2o = o*', 10, Q3ii:=o",oi. Pour cela, on protège la plaque par des 

 feuilles de plomb à l'exception d'une bande rectangulaire de 9"^'" x 3'^'". Le tube est 

 placé à 70'^" au-dessus; à cette distance il donne une impression pratiquement uni- 

 forme dans toute la bande. Un disque de plomb de i5'"" de rayon tourne au-dessus de 

 la bande, et tout près d'elle, ayant l'un de ses rayons parallèle au grand axe de la 

 bande. Ce disque présente 10 anneaux concentriques de 8°"" de large. Le plus excen- 

 trique est réduit à 74°, o5; le reste est évidé; le deuxième à iSa^jS^; le troisième à 

 179°, 07, etc.; le dixième à 824°. La bande recevra ainsi l'irradiation pendant des 

 temps vaiiables sous chaque anneau. Si l'on prend la précaution de laisser i'^™ vide 

 au delà du premier anneau, ce centimètre recevra l'irradation totale, la zone suivante 



360°— 74°,o5 , , .... , , ... ,,, , 



recevra — r^ ou 0,794 de cette irradiation totale, la troisième o.n^i. etc.; la 



ouo 



onzième o, 100. On fait trois bandes successives avec des doses totales de 10^', 1", o*',io. 



On prend la silhouette du radiochromomètre de Hnnoist sur un autre point du cliché. 



on développe, on fixe. 



On regarde alors entre quelles limites les contrastes sont bons dans l'échelle obtenue. 

 Avec les plaques Jongla et pour du n° 8-9, les contrastes sont bons entre o*', i5 et 4", 

 très bons entre o*',3o et 3", passables jusqu'à o",o4o en bas et 10" en haut. Pour du 

 n" 5-6, ils sont bons entre o", 10 et 3" environ. Pour du n° 'i- entre O'*', 06 et 1'' |. 



IL Mesurer la fraction de rayonnement transmise par les parties les plus trans- 

 parentes et les plus opaques de la région radiographiée. — La deuxième manipu- 

 lation consiste à déterminer quelle est la fraction de raj'onnemenl transmise par une 

 région, soit dans les clairs, soit dans les noirs. Rien de plus simple à l'aide du pro- 

 cédé nuorométrique : on détermine l'équivalence du tube à vide, puis derrière la 

 région; la règle à calculs qualitonK'trique de mon dispositif donne immédiatement la 

 fraction transmise. On réduit au besoin la plage étalon du lluoromètre de sa valeur 

 normale o",25 à o*', 10 ou o",02.5 en tournant le disque porte-filtres. On trouvera, par 

 exemple, pour un bras de 9™ d'épaisseur, une fraction transmise de o, i5 à 0,17 

 derrière les parties molles; o,o.5 derrière l'humérus (rayons n° 6). Or, pourvoir au 

 moins o",3o de rayonnement émergent dans les parties claires et au plus 3*' dans les 



