3i6 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Partie éleclriqiie. — L'électromètre proprement dit se compose de deux 

 petits plateaux rectangulaires reliés aux deux pôles d'une pile sèche, et 

 entre lesquels peut osciller librement un filament de lampe à incandes- 

 cence, en forme d'U, tenu par une pince isolée à l'ambroïde, et qui cons- 

 titue l'aigiulle d'une sorte d'électromètre de Hankel. 



Le filauieiU de lampe, que j'ai déjà lUilisé dans d.es éleclroscopes il y a une dizaine 

 d'années, oilVe pour ce genre d'emploi des avantages considérables: le carbone qui 

 le constitue est beaucoup plus léger que les métaux, parfailemenl élastique et exempt 

 de toute déformation résiduelle ou spoiUanée ; le poids de l'aiguille et son moment 

 d'inertie sont |)ar suite très faibles, et le zéro est absolument stable. D'autre pari, la 

 forme en U supprime les déplacements autres que ceux perpendiculaires au plan des 

 deux brins du fil. 



Les filaments qui conviennent le mieux sont ceux des lampes de no volls 5 bougies 

 ou I 10 volts lo bougies. Ces derniers, sensiblement plus longs, donnent une plus grande 

 sensibilité, qu'on augmente d'ailleurs beaucoup en amincissant le filament dans une 

 flamme. 



Pour donner les meilleurs résultats, cet amincissement doit être, non pas uniforme, 

 mais progressif, croissant de la base à l'extrémité libre du filament; pour une llexi- 

 bilité donnée sous l'action des forces électriques, on réduit ainsi notaljlement le 

 moment d'inertie et l'infiuence de la pesanteur. 



Un fil de carbone ainsi traité peut devenir assez llexible pour déceler le ciu(|uantième 

 de volt et la résistance de l'air suffit à l'amortir complètement; toutefois, il est fragile 

 et ne convient que ))our une installation fixe ou l'emploi en ballon monté. Si l'appareil 

 doit être confié à un cerf-volant ou un ballon sonde, il convient de ne réduire que 

 modérément la section de filament et l'on corrige alors le défaut de sensibilité et d'amor- 

 tissemeiU au moyen d'une petite bande d'aluminium battu, collée avec une trace de suif 

 prés de l'extrémité libre de l'U; l'amortissement est alors suffisant et l'on peut encore 

 déceler le dixième de volt. 



Pour faire varier la sensibilité dans les limites indiquées plus liant, on dispose des 

 moyens suivants : amincissement plus ou moins grand du filament et emploi d'une 

 bande d'aluminium plus ou moins large; modification de la distance des plateaux 

 entre lesquels se déplace l'aiguille; enfin, choix d'une pile de charge de voltage 

 convenable. 



Dispositif optique de lecture et d' enregistrement. — Les déplacements de 

 rextrémité libre du filament ne dépassent pas en général 2""" à droite ou à 

 gauche du zéro. L'amplification et la projection de ces déplacements sur 

 un verre dépoli ou une surface sensible sont réalisées de la manière sui- 

 vante : 



L'extrémité mobile du filament porte, collé au sommet de la courbure 

 par une trace de cire, un très petit miroir cylindrique constitué par 

 un tube capillaire en verre très inince argenté intérieurement; ce miroir 



