SÉANCE DU Jl JUILLET 1911. 3 17 



qui a environ i""" de longueur sur ^ à -^^ de miliinièlre de diamètre, 

 ne pèse que quelques centièmes de milligramme et est aisément porté 

 par des filaments même fortement amincis. Une lampe de 2 volts, 

 pourvue d'un condenseur et placée derrière une fente de 3""" de largeur, 

 éclaire ce miroir et y fait apparaître un trait lumineux extrêmement fin, 

 qu'un objectif de microscope, muni d'une ou deux lentilles divergentes 

 amplificatrices, projette sur un verre douci ou sur la fente d'un cylindre 

 enregistreur disposé dans la boite de l'appareil. Pour assurer la permanence 

 de la mise au point, l'axe de l'objectif est disposé dans le prolongement de 

 l'axe de symétrie du filament; la longueur de ce filament étant invariable, 

 il en est de même de la distance de son extrémité à la lentille frontale de 

 l'objectif, et le réglage se maintient, même si l'instrument vient à être incliné 

 dans un sens quelconque. 



Avec un grossissement de i5, le spot ainsi obtenu est extrêmement fin et 

 sa netteté, qui ne dépend que des qualités optiques du microscope, est assez 

 grande pour supporter un agrandissement ultérieur de 3 à { fois. 



Diverses dispositions, dans le détail desquelles il est inutile d'entrer, permettent de 

 régler convenablement les positions de la lampe, du filament et du microscope. 



Le cylindre enregistreur est enfermé dans une enveloppe impénétrable à la lumière 

 et munie d'une fente de irjy de millimètre de largeur, qu'un volet démasque automati- 

 quement quand le cylindre est en place. Un déclic permet la mise en route au moment 

 voulu et un butoir automatique arrête le cylindre quand il a eft'ecluéun tour complet. 



Sensibililc. — Si l'appareil doit être emjjloyé à poste fixe, le filament peut être 

 pris suffisamment fin pour que le spot se déj)lace de /i""" à 3""™ par volt, les plateaux 

 étant à une dislance de quelques millimètres et maintenus à une dillerence de poten- 

 tiel de 100 à 120 volts. 



Dans le cas où lélectromètre doit être employé dans un ballon, il convient de 

 prendre un filament plus solide et l'on n'obtient plus que o""",5 environ par volt, ce 

 qui permet encore d'apprécier sans peine le dixième de volt. 



Pour la mesure de fortes dilTérences de potentiel (potentiel atmosphérique, par 

 exemple), il est facile de réaliser, avec le même inslrument, une sensibilité d'un ordre 

 entièrement différent. Il suffit de prendre un filament plus court et d'écarter beaucoup 

 les plateaux. I^'étendue de l'échelle peut alors atteindre 1000 ou 2000 volts. 



Iit/Iuence d' une inclinaison de l'inslrunient sur la position du zë/'n. — • La force 

 antagoniste étant produite par l'élasticité du filament, l'appareil peut fonctionner 

 dans n'importe quelle position. Il est commode de le placer de telle sorte que les deux 

 brins du filament soient horizontaux, le plan qui les contient étant vertical : les déviations 

 se font alors dans un plan horizontal; ce cas est celui de l'instrument simplement posé 

 sur une table. Si l'électromètre doit être placé sur un support mobile tel que la nacelle 

 d un ballon, et exposé ainsi à de légers changements d'orientation, il convient de le 

 disposer de telle sorte que les déviations se produisent dans un plan vertical. On voit 



