lOOO 



ACADEMIE DES SCIENCES. 



sixième ascension scienlifique et, niV'tant depuis lors allaclu' à leur pcrfec- 

 lionneuienl, j'ai fait constiuiie par M. Jules Richard l'appareil (pie j'ai 

 l'honneur de présenter à l'Académie. 



Cet appareil, auquel j ai donné le nom à^oxygênaletir de précision, se 

 compose essentiellement : i" d'un polydélendeur ultra-sensible, 2" d'une 

 série de petits tubes contenant roxvf^ène comprimé, lépfers, et aisémewt 

 transportables, et enlin dun robinet distributeur de haute précision ; Feu- 

 semble forme un tout maniable, souple et précis. 



Polydélendeur. — La |)liip;irl des tléleiideuis acluels niani[iic'iil de souplesse, foiil 

 snlîir aii\ i;az des à-coups qui auraieiil de fàcliouses conséquences en pliysiidogie. J'ai 



OxYGiiNAiKUR m; niÉcisuiN ( scliciiin ), de Raoul Bayeu-'i. 



LÉQENDi; : 1. Cavilé du récipient; 2. Clapel de feniietmc; 3. Molelle de serrage du clapel; 'i. Mem- 

 brane métallique flexible; 5. Ressort d'ouverture <lu rlapol: G. Pièce réceptrice du récipient; 

 7. Joint du récipient sur la pièce réceptrice; 8. Cadran du vulumétre; 9. Coquille métallique 

 du premier détendeur; 10. Tube d'arrivée du gaz à détendre; 11. Capacité du premier détendeur; 

 12. Tube de communication entre le premier détendeur et le second; 13. Capacité du second 

 détendeur; 13 bis. Coquille du second déicnjeur: l'i. Manomètre indiquant la pression dans le tube 

 d'utilisation; l'ibis. Distributeur de précision; IJ. Tube ne\ible; IG. Aiguille pour injections 

 gazeuses. 



remplacé le caoulcliouc généralement employé dans les détendeurs par des coquilles 

 métalliques semblables à celles des baromètres anéroïdes, de résistance calculée. La 

 lecture du schéma ci-dessus montre leur fonctionnement : le gaz, arrivant du récipient 



