SEANCE DU 20 NOVEMBRE I9II. lOOI 



parle lube (10), se précipile clans la cavité (n) de premier détendeur et, en même 

 temps, dans la cavité (9) de la coquille métallique qui se gonfle. Sa paroi inférieure 

 reste immobile, fixée sur le châssis, mais sa paroi supérieure, libre, s'élève en 

 entraînant dans son ascension une bielle qui actionne un levier portant un clapet de 

 fermeture. 



Le courant de gaz se ralentit brusquement et nous avons calculé, M. Jules Richard 

 et moi, les éléments de ces organes pour que l'oxygène entrant à une très haute pres- 

 sion (too'-K en moyenne par centimètre carré) sorte de ce premier détendeur avec i''s 

 seulement. Il pénètre dans le second détendeur, où sa pression s'abaisse enfin à aoc™ 

 d'eau par le même mécanisme, (^ette pression minime devient aisément maniable. 



Ainsi qu'on le voit, ce détendeur peut recevoir le gaz contenu dans des récipients 

 d'un \olume quelconque. 



Les tubes, récipients de petites dimensions que j'ai fait construire, sont destinés à 

 des expériences de faible débit pour la physiologie et la thérapeutique. Je me suis 

 arrêté à deux dimensions: chaque tube a un diamètre de deux centimèlres ; le plus 

 grand, contenant 6' de gaz, a une longueur de 24"»; le plus petit, contenant 2', est 

 long de 9"". Tous deux sont en acier forgé et éprouvés à 25o''i''; ils répondent res- 

 pectivement à des applications expérimentales que je publierai ultérieurement. 



Chaque tube est fermé à ses deux extrémités par une armature en bronze: l'armature 

 inférieure (schéma) peut se visser sur la pièce centrale du détendeur; elle est perforée 

 d'un conduit par où sortira le gaz lorsqu'on a rendu le clapet (2) libre de se soulever 

 au-dessus de la tuyère centrale sous l'efi'orl du ressort (5). Le clapet (2) lui-même 

 est sous la dépendance des pressions exercées par la lige centrale qui descend de 

 l'armature supérieure. Celle-ci renferme une pièce que j'ai imaginée pour remplacer 

 les presse-étoupe habituels, sujets aux fuites. La pièce en question est une membrane 

 métallique souple et plissée, solidement comprimée entre deux douilles filetées et qui 

 transmet à la tige centrale les pressions de la molette (3) tout en assurant l'élan- 

 chéilé la plus absolue; grâce à ce nouveau dispositif, on peut ouvrir et fermer le réci- 

 pient lentement et en évitant les à-coups. 



Robinet clisl rihiilciir ultrasensible. — Ce robinet, dont le boisseau porte une 

 rainure circulaire de section croissante, permet de régler le courant de gaz de o' à 

 60' à l'heure, et avec une telle précision qu'on peut, par exemple, fixer le débit, 

 d'une façon exacte, à an centimètre cube par minute près, résu]lal ûonlu'approchenl 

 aucun des appareils connus; la graduation est gravée sur le plateau. 



Enfin l'appareil est muni de deux manomètres qui renseignent sur sa marche à tout 

 instant; le premier porte trois notations: 1" la pression en kilogrammes du gaz con- 

 tenu dans le récipient adapté au détendeur; 2° le nombre de litres contenus à 

 chaque instant dans l'un ou l'autre des petits récipients. Une de ces notations est de 

 couleur rouge; elle se rapporte au tube le plus grand, rouge également. L'autre est 

 bleue, ainsi que le récipient le plus petit. L'expérimentateur connaîtra donc à chaque 

 instant le volume du gaz dont il pouira disposer. 



Le second manomètre, tiès sensible, indiiiue, en centimèlres d'eau, la pression dans 

 le tube ilexible par lequel s'écoule l'oxygène détendu; il permet de s'assurer de visu 

 de la régularité de l'écoulement du gaz. 



