Il38 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



est peu qui répondent aux conditions de précision et de sensibilité des 

 méthodes mécanique et optique. 



2° Je décrirai seulement une solution électrique que j'ai longuement 

 étudiée et que je ne crois pas inférieure aux précédentes. Elle est fondée 

 sur l'induction mutuelle de deux circuits ('). 



Avec l'aide dévouée de M. Ch. l'^ntressengle, j'ai construit une machine 

 composée d'un bâti muni d'un guide le long duquel se meuvent deux 

 chariots C, et C,. Le chariot C,, roulant sur billes, porte deux blocs 

 arrêtés à la distance choisie, servant chacun de support à une bobine 

 identique 13. Le chariot C^ porte de même une bobine /> dont l'axe, parallèle 

 au guide, coïncide avec l'axe commun des bobines B. Ces conditions ne 

 sont à réaliser qu'approximativement par construction. 



Le chariot C, est déplacé au moyen d'une vis microniétrique (qui inter- 

 vient seulement par son action mécanique) par l'intermédiaire d'une vis 

 tangente et d'une roue d'engrenage à loo dents. Un tour de la vis tangente 

 déplace le chariot de ~^ de millimètre. Le chariot C, est aussi déplacé à 

 l'aide d'une vis microniétrique et par l'intermédiaire d'un système démul- 

 tiplicateur de même ordre que le précédent, 



Ln trieur par synchronisation (^) ouvre cl ferme périodiquement un 

 circuit inducteur comprenant les bobines BB (par exemple) et envoie en 

 même temps dans un galvanomètre les courants de même sens induits 

 dans la bobine h. 



Comme les bobines B, B sont excitées de façon à opposer leurs champs, 

 il existe une position de la bobine /> pour laquelle l'induction est nulle. Cette 

 position (le référence dans le système BB est invariable tant (ju'on ne déplace 

 pas les bobines BB, l'une par rapport à l'autre, et l'on peut imaginer que 

 deux plans H,, 11^ liés, l'un à C,, l'autre à (J,,, sont alors en coïncidence. 



A un déplacement de x centimètres de la bobine b à partir de la posi- 

 tion d'équilibre correspond une induction mutuelle Mi. 



^ oici, pour fixer l'ordre de grandeur de l'induction nmtuelle, la valeur 

 du coefficient M pour l'un des appareils que j'ai établis : 



10 -' M = 1 ,66091 j: -H 0,01 ,z' — o,oo6i3 x^. 



Il est à remarquer que M varie à peu près proportionnellement à x pour 



(') A. Guii-LiîT, Mesure électrique des petites longueurs {Comptes rendus, 

 2 mars 1908). — J. Villev, Sur la mesure des déplacements très petits au moyen de 

 l' électromètre {Comptes rendus, 24 octobre 1910). 



(^) A. GuiLLET, Trieur par synchronisation {Comptes rendus, 19 juin 191 1)- 



