SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 1911. IlSg 



les petits déplacements; ainsi pour 



jj_3mm56 jn-m ,2 8"'™, 3i ir^^jSA i6™">,58 23""°, 42 



M 



— .10^''= 1,662 1,664 1,665 1,668 1,674 i>687 



ÉvidenimeiiL on fait varier la sensibilité en^nodifiant la distance S des bo- 

 bines BB. 



Ainsi, dans l'une des machines, lorsque la distance 



iî,„,„r=ioo 80 60 55 5o 45 4o 



les déplacements t de la bobine b, estimés en divisions de micromètre du 

 microscope qui équilibrent une même induction mutuelle (a), ont pour 

 valeurs 



£=:ii,o3 II, 3o 11.88 12,62 i3,45 r8,i3 23, i 



3" Soit maintenant à reproduire/; fois par translation un même déplace- 

 ment X donné. 



Par le jeu d'un commutateur, on met en série les circuits (I)BB d'une 

 part et b d'autre part avec les circuits B' et b' d'un groupe auxiliaire (11), 

 de façon que les inductions en b et b' soient opposées et l'on règle la position 

 de b' pour que 



M + M'=:0. 



Le galvanomètre étant ainsi ramené au zéro, on ne touche plus au groupe 

 (II), désormais dépositaire de la période iv à répéter. 



La fidélité du trieur synchrone est telle qu'on peut exprimer un dépla- 

 cement £ par le rapport des déviations du spot qui correspondent à ce 

 déplacement et à .r. 



Isolant à nouveau le système (1), le chariot C, est déplacé vers Co de 

 manière à ramener le galvanomètre au zéro; alors les deux plans II,, IIo se 

 retrouvent en coïncidence. En répétant ces mêmes opérations plusieurs fois, 

 on réalisera une translation totale telle que a =^ px. 



Il est facile de déduire de l'équation (i) la précision avec laquelle la coïn- 

 cidence n,, Ho est obtenue en se donnant le courant «(quelques centi- 

 ampères), la fréquence n (loo) des interruptions inductrices, et la sensi- 

 bilité g du galvanomètre. La translation répétée x peut être une longueur 

 optiquement relevée au microscope ou mieux par un procédé interférentiel. 



La grande précision avec laquelle la coïacidence de référence II,, IIj est 

 établie et la commodité de cette opération fondamentale sont les caracté- 

 ristiques principales de la machine qui n'intervient que par sa sensibilité. 



