SÉANCE DU 21 JUILLET I9l3. içp 



miroir plan auxiliaire placé horizontalement face au nadir. La seule appli- 

 cation facilement réalisable est celle où A est voisin de 90 . On a alors, 

 f B désignant la flexion horizontale, 



/h=L, 



90" Y). 



Je n'ai expérimenté jusqu'ici que le cas le plus simple, celui de /"„„. Il est 

 important de remarquer que, si les microscopes sont au nombre de six, les 

 traits du cercle sur lesquels on fait les pointés relatifs au nadir et aux images 

 sont alors les mêmes, et que, par suite, les erreurs de traits n'interviennent 

 pas. Il est aisé, d'autre part, de s'arranger pour que les lectures, faites aux 

 microscopes, concernant le nadir et les images, soient à peu près les mêmes. 

 De la sorte, on évite l'erreur provenant de la détermination du lourde vis 

 des microscopes. 



J'ai expérimenté la méthode de la manière suivante : 



Je pointe dix fois et alternativement les deux images. J'obtiens ainsi une valeur 

 moyenne de la llexion pour un état donné de l'instrument. Les erreurs des pointés 

 faits au micromètre peuvent être regardés comme éliminés dans la moyenne; celles 

 commises sur la lecture des cercles et sur la détermination de L N affectent de la même 

 quantité toutes les valeurs d'une même série. Chaque série comprenant deux lectures 

 de cercle, l'une sur le nadir, l'autre sur les images, on trouve naturellement entre les 

 résultats déduits des différentes séries des écarts pouvant atteindre quelques dixièmes 

 de seconde d'arc. 



A titre d'exemple, je donne d'abord les résultats d'une série prise au hasard : 



/„=:— o',i4; — o',i2; 

 -o",09; -o",i8: 



O ".1-; — o',o6; — o''.">: 

 -o",oi; +o*,o5; — o",o4; /.„ „„.,..,, = — o -" s ; 



puis les résultats conclus de dix séries obtenues en des jours différents : 



/,„=-f-o, 17 37 juin igi.S 



— 0,08 >> 



— 0,1 1 » 



— 0,01 28 juin 191 3 

 -+- 0,07 11 



Ces premières mesures montrent qu'on peut obtenir la llexion avec une 

 approximation de près d'un dixième de seconde d'arc uniquement par un 

 seul groupe de dix séries. 



La méthode que je viens d'exposer, et que j'ai lieu de croire nouvelle, 

 semble donc permettre de mesurer la llexion de l'instrument avec une pré- 



