SÉANCE DU 28 JUILLET I9l3. 255 



l'épaisseur de l'argenture déposée sur la face plane de l'objectif, les franges ont un 

 aspect très variable. Dans mes recherches, l'argenture a été faite de façon à donner 

 aux maxima le , de la largeur des minima. Ces franges, très brillantes, puisqu'elles 

 utilisent la totalité de la lumière incidente, possèdent, comme celles de Fabry 

 et Pérot, la propriété de se séparer en plusieurs systèmes lorsque la source qui leur 

 donne naissance comprend plusieurs radiations distinctes. 



Le réglage du parallélisme des plans argentés a été facilité, dans mes recherches, 

 par l'emploi d'un second prisme P\ semblable au prisme P, disposé de manière à 

 permettre d'observer sur le côté, avec un oculaire, des franges accessoires obtenues 

 en éclairant largement les faces du prisme P avec les radiations jaunes de l'arc au 

 mercure. Une fois ces franges jaunes amenées au maximum de netteté, on notait leur 

 position, par rapport à un point de repère placé dans le plan focal de l'objectif, de 

 manière à pouvoir s'assurer, au cours des expériences, de l'immuabilité du système 

 des plans réfléchissants. 



Si une légère variation de la distance des plans, montant, à quelques centièmes de 

 frange, était constatée, on agissait sur l'organe à flexion, dont il a déjà été question 

 ci-dessus, pour ramener les franges à leur position première. 



Entre les arêtes réfléchissantes des prismes P et P', on avait ménagé un espace /, 

 de i mm environ, formant fente. Les réglages terminés, l'escamotage d'un miroir per- 

 mettait de supprimer l'introduction des rayons de l'arc au mercure dans l'appareil à 

 franges et de projeter le tube à azote (i mm de diamètre, pression intérieure 2 mm ) sur 

 l'arête réfléchissante du prisme P. Le système optique argenté fournissait alors une 

 image de la partie capillaire illuminée du tube sur la fente f. dette image, mélange 

 confus de tous les systèmes de franges relatifs aux diverses radiations émises par le 

 gaz, était ensuite analysée au speclroscope, suivant un dispositif indiqué par Fabry. 

 Dans la circonstance, le speclroscope devait avoir une forte dispersion, pour isoler le 

 plus possible les nombreuses radiations de l'azote les unes des autres; il fallait, d'autre 

 part, ne pas trop abaisser sa luminosité, afin d'éviter l'emploi de temps de pose pro- 

 longés. Ces deux conditions ont pu se concilier en donnant de grandes dimensions à 

 l'appareil. 



Le collimateur était formé par la fente /'et un objectif de 2 m ,8o de foyer. Un avait, 

 d'ailleurs, placé contre f une lentille mince légèrement convergente calculée de 

 manière à avoir deux foyers conjugués, l'un au centre optique de l'objectif du système 

 inlerférentiel, l'autre au centre optique de l'objectif collimateur. Grâce à cet artifice, 

 tous les ravons issus des différents points de la fente f rencontraient ce dernier 

 objectif et étaient utilisés. Au sortir du collimateur, les ravons traversaient un train de 

 cinq gros prismes de ilint (faces de i4 cl " de longueur sur 9"" de'hauteur), puis péné- 

 traient dans une chambre photographique de i m de foyer fournissant un spectre folle- 

 ment dispersé sur une plaque photographique, speclre composé des sections faites par 

 la fente dans les systèmes de franges de l'azote dont il a été question ci-dessus. 



Des essais préliminaires ont rapidement montré que toutes les radiations 

 du spectre de bandes positif de l'azote, dans la région considérée, donnent 

 des franges visibles avec de fortes différences de marche. Ce point acquis, 



