SÉANCE DU 3 NOVEMBRE IC;l3. 769 



potentiel de la cage, il était possible de disposer dans son voisinage 

 immédiat une échelle circulaire fixe. 



En m'inspirant de ces mêmes principes, j'ai réussi à construire un autre 

 appareil d'une forme plus réduite, d'une robustesse et d'un montage 

 supérieurs, et plus sensible au potentiel que le précédent. 



Description. — L'appareil ne porte qu'un seul cadran (Jig. 1 et 2) 



Fig. 



Fis 



Grandeur : } de la grandeur naturelle. 



constitué par une paire de secteurs S soigneusement isolés. Un pont PP 

 maintient le petit axe X entre deux rubis. Cet axe, long de 5 mm , porte 

 en son milieu une aiguille I d'une longueur totale de 55 ,1,m environ et dont 

 l'une des ailes a la même forme circulaire que l'aiguille de Lord Kelvin, 

 l'autre étant droite et pointue. Un spiral fixé sur l'axe X sert de couple 

 antagoniste. Dans la position de repos, l'aiguille n'est que très légèrement 

 engagée entre les deux secteurs du cadran. Ces secteurs sont en acier 

 trempé et aimanté, et constituent le système d'amortissement. Par contre, 

 à part ces secteurs, il n'y a aucun organe de l'appareil qui soit construit en 

 matière magnétique. 



Montage. — L'ensemble de l'aiguille du système chargé et de l'isolant est enfermé 

 dans une cage métallique très plate et il ne sort de la cage, par une petite ouverture 

 pratiquée sur la paroi de l'appareil, qu'une tige reliée électriquement au secteur ; 

 l'isolant A est monté de telle façon qu'il est impossible de le loucher; il n'est même 

 pas visible de l'extérieur, de sorte qu'il est protégé contre toutes détériorations par 

 l'humidité, la poussière ou la lumière. La tige B, reliée aux secteurs S et sortant de la 

 cage, porte un petit chapeau métallique coulissant qui permet de fermer l'appareil 



C. R., 1913, 2- Semestre. (T. 157, N° 18.) 102 



