770 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



lorsqu'on ne s'en sert pas el de protéger ainsi parfaitement l'intérieur en même temps 

 qu'il relie le secteur à la cage. La tige 15 porte en outre à son extrémité une petite 

 borne permettant de fixer le fil conducteur venant de la source électrique. 



La plaque métallique qui couvre par en haut le mécanisme, offre la protection 

 électrostatique nécessaire. Une petite borne fixée sur la cage permet de relier celle-ci 

 au sol. L'aiguille se déplace le long et dans le voisinage, direct d'une échelle circulaire 

 fixe E, offrant comme système de lecture exactement le même aspect qu'un voltmètre 

 ordinaire. Les dimensions de l'appareil sont réduites à un diamètre de io cm et à une 

 hauteur de a"", 5. 



L'appareil ainsi monté est aussi robuste qu'un voltmètre ordinaire ; son aiguille 

 étant excessivement légère ne nécessite même pas de calage et, comme elle ne porte 

 pas rie charge, elle ne peut pas être déréglée par une fausse manœuvre. 



Sensibilité. — Tout en conservant le même montage, l'appareil peut être 

 construit pour différentes sensibilités, le modèle courant ayant une capa- 

 cité moyenne de 6U. E. S. et une échelle de iooà 3oo volts, correspondant 

 à 90". L'ordre de grandeur de l'intensité du courant pratiquement néces- 

 saire pour les mesures est de io^ 12 ampère. D'autres modèles, qui ne dif- 

 fèrent que par la force du spirale seule, ont une étendue respective d'échelle 

 de 200 à joo, de 3oo à 1000 volts; en augmentant encore la force du 

 spiral, on peut réaliser des échelles allant jusqu'à 10000 volts et plus. 



Dans le modèle destiné à la mesure de faibles voltages (jusqu'à 3oo volts), 

 l'aiguille est complètement amortie. L'appareil permet des observations avec 

 une précision de 2 pour 100. 



Emploi. — Cet appareil remplace très avantageusement à la fois les 

 électroscopes et les voltmètres statiques dans toutes leurs applications et 

 les électromètres dans beaucoup de cas et peut servir, grâce à sa sensibi- 

 lité, à toutes observations d'électricité atmosphérique, de courants d'ioni- 

 sation, mesures de faible conductibilité, etc., de même qu'à toules mesures 

 de potentiel d'un courant quelconque. Il m'a permis entre autres la déter- 

 mination de la charge due au frottement des isolants. 



Sa commodité de lecture et sa robustesse permettent de l'employer dans 

 des conditions défavorables où la mesure à l'aide d'autres appareils serait 

 impossible. 



PHYSIQUE. — Compressibilité et différences des chaleurs spécifiques des liquides. 

 Note de M. Tiiadée Peczalski, présentée par M. E. Bouty. 



Pour obtenir la formule de la compressibilité isolhermique des liquides, 

 on peut répéter le même raisonnement que dans le cas des gaz, c'est-à-dire 



