79 2 



ACADEMIE DES SCIENCES. 



PHYSIOLOGIE. — Nouveau distributeur micrométrique de gaz, destiné aux 

 injections intraveineuses. Noie de M. Raoul Baveux, présentée par 

 M. E. Roux. 



Une longue pratique des injections sous-cutanées d'oxygène m'a montré 

 que la vitesse du débit ne doit pas dépasser 3" à l'heure sous peine d'être 

 douloureuse, et l'appareil qui me sert à les pratiquer {Comptes rendus, 

 20 novembre 191 1) permet d'obtenir cette vitesse avec précision, ainsi que 

 les vitesses voisines. 



Lorsqu'il s'agit d'injecter des gaz dans les veines, il peut devenir néces- 

 saire, pour rester au-dessous de la dose mortelle, comme je l'ai montré 

 pour l'oxygène et l'acide carbonique {Comptes rendus, 28 avril et 

 i5 mai 1913), d'employer des vitesses très réduites et de faire osciller les 

 variations de débit autour de ces quantités minimes : ainsi, au lieu de 

 compter comme pour les injections sous-cutanées en centimètres cubes à la 

 minute, on peut avoir à compter en centimètres cubes à l'heure. 



L'appareil que je présente répond à ce desideratum : il permet de fixer le 

 débit du gaz à des vitesses comprises entre o cm ' et i20 l;mJ à l'heure, avec une 

 grande souplesse de réglage autour de 10 centimètres cubes à l'heure. 



OxYGÉNATEUR DE KaOUL BaYEUX, AVEC SON DISTRIBUTEUR MICROMKTRIQUK. 

 A gauche : l'oxygénateur avec son récipient; à droite : le distributeur mieromélrique 

 relié au précédent par un tu Le de caoutchouc. 



Contenu dans une boite peu volumineuse, il se compose de trois organes essentiels: 

 un détendeur, un robinet distributeur et un manomètre destiné à indiquer la pression 



