SÉANCE DU IO NOVEMBRE igi3. 869 



mobile qui peut accompagner l'écran fluorescent dans sa course ou, au 

 contraire, en être séparé. 



Cette mobilité des deux écrans permet de palper l'abdomen dans les 

 examens des viscères abdominaux. La palpation une fois terminée, les 

 deux écrans sont ramenés au contact l'un de l'autre. Le malade est 

 placé sur une plaque tournante très sensible que l'opérateur dirige à sa 

 volonté. 



Ce meuble permet encore de radiographier un malade dans la position 

 verticale par la substitution très facile du châssis radiographique à l'écran 

 fluorescent. 



Enfin, pour les examens radioscopiques dans la position couchée, nous 

 avons apporté quelques modifications à la table d'examen en vue d'assurer 

 la protection complète du radiologue. 



2 Gants protecteurs. — Voici les résultats de nos recherches sur la valeur 

 de certains gants, couramment employés dans la pratique actuelle, au 

 point de vue de l'absorption des rayons X. 



Conditions expérimentales : 



i° Tube placé à 5o cm de la plaque sensible. 



2 Tissu du gant. 



3° Fil de plomb de i"' m de diamètre. 



4° Plaque sensihle. 



(Le fil de plomb interposé entre le tissu du gant et la plaque sensible est 

 destiné à montrer si les rayons X sont absorbés parle tissu. On sait, en 

 effet, que la silhouette du fil de plomh n'est pas visible sur la radiographie 

 quand les rayons sont totalement absorbés, tandis que cette silhouette est 

 visible quand les rayons ne sont pas complètement absorbés.) 



Expérience n° 1. — Tulie Millier à eau, grand modèle. 



Transformateur Gaiffe-Rochefort. 



Etincelle équivalente : 9 e " 1 à 1 i cm . 



Intensité : 9 milliampères. 



Qualité des rayons : 5 à 6 Benoist. 



Epaisseur du tissu du gant (couche protectrice) : i mm ,2D. 



Poids de i cm! du tissu : o°,2Ôo. 



L'analyse chimique du tissu du gant a été faite par M. Cousin, qui a trouvé : 



i° Des composés à base de plomb, qui, évalués en plomb métallique, correspondent 

 à 00,077 de plomb par centimètre carré, soit une couche de plomb correspondant à 

 une épaisseur de o m ™,oÔ78. 



2° Une proportion de sulfate de baryte égale à 08,07 par centimètre carré. 



C. R., igi3, 2- Semestre. (T. 157, N° 19.) I l5 



