1046 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



lement un peu grande dans le premier cas, un peu faillie dans le second. 

 Pour les basses températures, il est. bon d'étendre la glycérine d'un peu 

 d'alcool absolu. 



Objectif à immersion. — La paroi supérieure de la boite à mercure est 

 constituée par une lame de verre à faces parallèles en contact avec la glycé- 

 rine. Au centre de sa face extérieure est collé un objectif muni d'un oculaire 

 autocollimateur. Cet objectif est donc à immersion dans la glycérine, et la 

 déviation dans le plan focal est multipliée par l'indice de la glycérine; elle 

 correspond donc en tout à trois fois l'angle dont a tourné le bâti par rap- 

 port à la verticale. 



Aulocollimalion. — L'objectif a été calculé de manière à réaliser un 

 champ de netteté de 2 em de diamètre avec i8 cm de distance focale. Dans ces 

 conditions, on peut éclairer la moitié du champ, et observer l'image de 

 retour dans la seconde moitié. Un prisme à réflexion totale est placé devant 

 l'oculaire, ce qui permet d'observer à peu près normalement à l'axe optique 

 de l'objectif en dégageant la partie supérieure de l'instrument pour l'éclai- 

 rage zénithal. 



Si l'éclairage est latéral, il suffit de tenir au-dessus du trou éclaireur un 

 morceau de papier blanc. 



On peut régler le zéro de l'appareil soit au moyen d'une pièce à deux 

 mouvements rectangulaires placée à l'oculaire, soit au moyen d'un trépied 

 à vis calantes. 



Propriétés de l'instrument. — Ce niveau sphèrique est d'un réglage très 

 facile, car il suffit d'être réglé à f de degré près pour voir l'image de 

 retour. 



Avec les épaisseurs pratiques de 2 uim à l\ mm pour chacun des liquides, 

 l'appareil est complètement amorti; nous avons pu faire des pointés moyens 

 à 5 ou 6 secondes près dans un atelier où des tours à polir sont en action. 

 Sur un bon mur situé dans une rue macadamisée de Paris, nous avons pu 

 obtenir une fraction de seconde. Les oscillations dues aux voitures se voient 

 parfaitement bien sans troubler l'image. 



Cet appareil peut être secoué sans aucun ménagement. Quand par hasard 

 une bulle de mercure se forme, elle se détruit rapidement, sauf à très basse 

 température où il faut parfois i5 minutes. 



Ces précisions ont été atteintes avec un appareil de i 8 cm de haut etde io cm 

 de diamètre à la base, construit par les établissements Lacour-Berthiot. 



