Il42 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



qui supportent grosse part de la force électromotrice, de condensateurs à 

 lame d'air et la capacité C qui ne supporte guère plus de i volt d'un conden- 

 sateur à laines de mica. Dans l'application que j'ai faite de la méthode, la 

 force éleclromotrice E était de 125 volts environ, la capacité r, de 5 m , la 

 capacité c comprise entre o' n et 5o'", et la capacité C constituée par un micro- 

 farad subdivisé en millièmes. 



Comme la force électromotrice E est très peu constante, un voltmètre, 

 dérivé aux bornes de la distribution, était consulté au moment de chaque 

 mesure. 



En réalité la force électrômotrice appliquée aux extrémités de la déri- 

 vation n'est pas E, mais 



l 

 (3) g = E(co 2 PR i - ) -ir ? , 



T étant la capacité de l'ensemble (.r, C, c -h y, c, -+- y), w la pulsation du 

 courant et R la résistance du fil de suspension de l'électromètre (les résis- 

 tances des autres parties du circuit, et en particulier celle du voltamètre, 

 peuvent être rendues tout à fait négligeables). 



Ceci explique qu'un électromètre Dolezalek, à fil de quartz rendu con- 

 ducteur par immersion dans une solution de CaCl 2 , m'ait paru manquer de 

 sensibilité, la résistance du fil de quartz restant extrêmement grande. Je lui 

 ai substitué un électromètre Curie à fil de platine pour lequel lî est com- 

 plètement négligeable et e confondu avec E. 



Les électrodes, en platine, sont du type Wollaston et de même section. 

 Leur partie inférieure est recourbée horizontalement et leurs extrémités 

 actives amenées à une fraction de millimètre l'une de l'autre. Le liquide est 

 une solution quasi normale de NaCl. 



J'ai employé trois couples d'électrodes de diamètres respectifs o"' m , 5, o" lm ,2, o mm ,i. 

 On pouvait faire varier r de o,o5 à i volt avec les premières, entre o,i5 et i,3 volt 

 avec les secondes, entre 0,4 et 1,74 volt avec les troisièmes. Les capacités correspon- 

 dant à une même force éleclromotrice ne sont pas exactement dans le rapport des 

 carrés des diamètres, ce qui s'explique par le fait que la section de l'électrode en 

 contact avec l'électroljte est en général non pas une section droite, mais une section 

 plus ou inoins oblique du fil de platine. 



Si les électrodes sont neuves et qu'on leur applique une force électromotrice pro- 

 gressivement croissante, la capacité diminue d'abord, passe par un minimum du voi- 

 sinage de 0,i5 volt, augmente à peu près linéairement jusqu'à 1,2 volt, puis de plus 



en plus vite, la dérivée — tendant vers l'infini pour c = i.-\ volt environ. 



