SÉANCE DU l3 JUILLET 1914. 173 



semble des mesures est en accord avec la formule 



(3) M = r.4 X i,o5-^x lo'S 



X étant l'épaisseur en millimètres. 



Si E est l'énergie contenue dans le faisceau capté par le télescope, E' cette 

 même énergie lorsque la lame est interposée, on a, d'après les propriétés du 

 télescope Féry, 



d'où 



(5) - T- '^-^ ^^ 



Il en résulte une nouvelle méthode pyrométrique applicable au cas pour 

 lequel, avec le télescope Féry, la soudure est incomplètement couverte par 

 l'image du corps noir visé. 



Dans la formule (5), en effet, 0, et 0.^ sont les lectures faites, dans les 

 mêmes conditions de pointé : avec, puis sans lame absorbante; M et N sont 

 les constantes déterminées par un étalonnage préalable. 



La lame absorbante étant constituée par l'ensemble des trois lames de 

 verre de Saint-Gobain, les déviations suivantes ont été obtenues : 



0,. 6,. 



Soudure couverte 107,8 4')8 



Soudure incorapièlemenl couverte 66,9 25,8 



Le rapport T^ ne diffère que de 1,4 pour 100 dans les deux systèmes de 

 mesures. La température du four déduite de ces observations est : 



En employant la formule ( r ) T =r 1773° 



(2) T = i773» 



(5) T = .79.-> 



les constantes employées étant 



M = 3,42 X 10'-, N=:0,5ll. 



On peut également employer deux lames de même matière et d'épais- 

 seurs différentes, ayant même valeur pour N. Si l'on place successivement 



