SÉANCE DU 24 AOUT I9l4- 44» 



coup plus grande, en employant un refroidissement plus simple et moins 

 énergique. La remarque est juste; mais, si l'on applique le nouveau mode 

 de refroidissement à la bobine agrandie, on peut accroître immédia- 

 tement le champ magnétique. L'augmentation du champ reste toujours 

 étroitement liée à la puissance du refroidissement; et c'est ainsi que nos 

 essais de igiS nous ont permis d'affirmer les premiers la possibilité de 

 doubler ou même de tripler les champs actuels. 



Nous rappellerons brièvement les avantages de notre mode de refroidis- 

 sement. Dans les électros Weiss du dernier type, la bobine est formée par 

 un conducteur creux qui est refroidi à l'intérieur par un courant d'eau et 

 recouvert à l'extérieur par une substance solide isolante. La section 

 du conducteur est circulaire à l'intérieur et carrée à l'extérieur. Dans 

 nos bobines, d'autre part, le conducteur est un ruban large et mince, 

 qui, pour la même section, a une surface beaucoup plus grande, 

 et cette surface est entourée de tous côtés par le liquide refroidissant, 

 qui joue en même temps le rôle d'isolant. Le mouvement du liquide 

 a lieu, non dans le sens de la longueur du ruban métallique, mais dans le 

 sens de sa largeur. Les conditions sont a priori plus favorables. 



Dans nos premiers essais de igiS (voir Note de janvier 1914)? a^^c du 

 pétrole refroidi à — iS", nous avons fait passer 1800 ampères dans 1°""' de 

 section lorsque le conducteur était uni(|ue et 55o ampères lorsque les 

 conducteurs étaient multiples et rapprochés le plus possible de manière à 

 constituer une bobine. La pression du liquide était de 2""" au plus et l'élé- 

 vation de température de 20". Peu après, Weiss et Cotton (Société de 

 Physique, février 1 914 ) ont annoncé avoir obtenu 700 ampères au millimètre 

 carré dans un conducteur unique long de o",5o refroidi par leur système, 

 l'eau étant à la pression de 7"'°', et échauffée de 70°. Ils n'ont pas fait d'essais 

 avec une vraie bobine. La comparaison des deux groupes d'expériences 

 paraît plutôt à notre avantage. 



On nous a objecté, il est vrai, et justement, que la nécessité de refroidir 

 le pétrole au-dessous de o" était un gros inconvénient; aussi nous avons 

 remplacé le pétrole par l'eau ordinaire, telle qu'elle est donnée parles cana- 

 lisations urbaines et nous avons obtenu (voir la Note de mars i9i4)avec 

 un conducteur unique 4000 ampères au millimètre carré dans un ruban de 

 cuivre. Plus récemment, avec un ruban unique d'argent de -^ de milli- 

 mètre, nous sommes allés jusqu'à 7000 ampères au millimètre carré. L'eau 

 s'annonce comme un réfrigérant de premier ordre avec notre système, 

 surtout si l'on prend des précautions particulières contre l'électrolyse. 



