SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE I9l4- S07 



difficile, voire même à peu près impossible, dans les très grandes dimen- 

 sions. C'est pourquoi il y a avantage à réduire le plus possible les 

 dimensions des miroirs de l'équatorial coudé, pour en faire un instru- 

 ment aussi peu sensible à la température que l'équatorial ordinaire. 

 Or, c'est justement le résultat obtenu en éloignant l'objectif du premier 

 miroir. Si, au lieu de mettre ce miroir contre l'objectif, on le place à 

 une distance de l'oculaire égale au tiers de la longueur focale, on pourra 

 lui donner une ouverture sensiblement égale, au tiers seulement de 

 celle que réclame la disposition adoptée par Lœwy; d'où : dépense 

 moindre pour la taille des miroirs; économie de lumière, puisque 

 l'argenture peut être bien mieux entretenue pour un petit miroir 

 que pour un grand ; avantage enfin au point de vue de la qualité des 

 images, beaucoup moins influencées par les variations de température. Cet 

 avantage est même double, car : t° les déformations des miroirs pro- 

 voquées, dans des conditions données, par la température sont incompa- 

 rablement moindres pour un miroir d'un certain diamètre que pour un 

 miroir trois fois plus grand; 2° la répercussion d'une déformation d'un 

 miroir sur l'image fournie au foyer de l'équatorial est proportionnelle à 

 la distance qui sépare ce miroir du plan focal, distance très réduite dans 

 la disposition dont il est question ici. 



En résumé, il y a intérêt au point de vue optique, dans un équatorial 

 coudé, à éloigner le plus possible l'objectif du premier miroir rencontré 

 par la lumière. Dans la pratique, si l'on craint, en agissant de la sorte, ne 

 pas avoir un instrument suffisamment compact, notamment en cas d'em- 

 ploi d'un objectif de très grande longueur focale, on peut tourner la 

 difficulté de la manière suivante, quitte à modifier plus profondément la 

 disposition de Lœwy : 



Considérons, comme ci-dessus, un équatorial droit. Dans le bras de la 

 lunette portant l'oculaire, à une distance de l'objectif dont il sera question 

 plus loin, plaçons un miroir plan monté dans un barillet solidaire du tube 

 de la lunette et orienté de façon à réfléchir l'axe optique de l'objectif vers 

 le point de croisement de l'axe de déclinaison et de l'axe horaire. En ce 

 point, on installera un autre miroir réfléchissant les rayons dans la 

 direction de l'axe du monde. Le plan focal occupera la même position 

 que dans l'équatorial coudé. Mais, contrairement à ce qui a lieu avec 

 l'instrument de Lœwy, le second miroir devra subir un changement 

 d'orientation chaque fois qu'on passera d'une déclinaison à une autre. Il 

 ne saurait d'ailleurs en résulter aucune difficulté dans les applications, le 



