SÉANCE DU 21 JANVIER 1918. 9"> 



Pour cliaque éléiueiil cludié, les spectres ont été pris avec deux appa- 

 reils : un spectrographe à deux prismes en crovvn uviol, à objectif de 

 chambre de 02'"'" d'ouverture et 852'"'" de foyer pour la raie [F], bleue, 

 de l'hydrogène, et un spectrographe à un prisme de quartz Cornu, et 

 objectifs de quariz de 4oo°"" de foyer pour les raies [D| du sodium. La 

 région la plus intéressante au point de vue des applications s'est trouvée 

 presque toujours, pour les métaux considérés, celle que donne le premier 

 de ces appareils qui présente l'avantage d'une plus forte dispersion. Elle 

 comprend tout le visible et une partie de l'ultraviolet jusqu'à A3 170. 



Fis 



Fig. 



L'étincelle employée était duc à la décharge d'un condensateur d'une 

 capacité totale de o,o232 microfarad, intercalé dans le secondaire, compre- 

 nant 45 000 tours, d'une bobine d'induction fonctionnant en transforma- 

 teur du courant alternatif de la ville, sans rupteur ni capacité dans le 

 primaire. D'autre part, une self de 0,009 l^^nry pouvait être, à volonté, 

 placée dans le circuit de décharge du condensateur du secondaire. J'ai 

 reconnu avantageux pour la recherche des métaux qui nous occupent 

 d'employer de fortes étincelles, sans self. 



Le même support à tiges isolantes horizontales d'ébonite sert, soit pour 

 l'étincelle directe entre composés conducteurs en e e, ( //g. 1 ), soit pour 



