a86 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



On voit que la valeur la plus grande de A/n, o*',o64, n'est que peu supé- 

 rieure au demi-dixième de grandeur, alors que, dans les photomètres à 

 coin généralement employés, la constante du coin est environ i dixième de 

 grandeur. 



Gomme nous l'avons dit, on obtient le changement d'éclat du petit miroir 

 étalon au moyen d'un coin qui peut être formé photographiquement par 

 une pellicule sensible, impressionnée par une échelle uniforme de noircis- 

 sement. 



Or il est clair que la manière dont on fait varier l'éclat de l'étalon n'entre 

 pour rien dans les mesures. Il est donc inutile de connaître pour ce coin la 

 valeur en grandeur stellaire d'un millimètre de sa course, et il n'est pas 

 nécessaire que cette valeur soit la même dans toute sa longueur. On a ainsi 

 une très grande liberté dans le choix du coin, dont la construction est 

 assez difficile, et l'on peut aussi lui substituer à l'occasion un rhéostat. 



Deux inconvénients de ce photomètre tiennent à la perte de lumière des 

 images extrà-focales, et à la différence de coloration de la lumière artifi- 

 cielle. Le premier de ces inconvénients ne peut être évité qu'en employant 

 des lunettes d'ouverture suffisante; mais on peut s'afîranchir du second en 

 interposant sur le chemin de la lumière de comparaison, des écrans bleus ou 

 jaunes. 



Ensuite cet instrument peut être aisément transformé en photomètre 

 hélérochrome. Pour cela il suffit d'employer du verre coloré pour former la 

 lame à faces parallèles, et de placer le miroir étalon sur la face qui est vers 

 l'objectif. Quelquefois aussi il m'a été utile de supprimer l'étalon argenté et 

 d'opérer tout simplement sur le petit disque coloré, image du diaphragme 

 formée sur la face postérieure de la plaque, ce qui m'a permis de réduire le 

 diamètre de l'étalon jusqu'à lo". 



ASTRONOMIE. — Sur la contraction d'une masse gazeuse et l'évolution du Soleil. 

 Note de M. A. Véronnet, présentée par M. Puiseux. 



Supposons une masse gazeuse sphérique en équilibre et qui se dilate ou 

 se contracte uniformément. La densité d'une couche varie, par hypothèse, 

 en raison inverse du cube du rayon p/-^ = p, r\. La variation de la pression 

 sera déterminée par l'équation générale de l'hydrostatique. Elle varie en 

 raison inverse de la quatrième puissance du rayon 



(i) dp=—ypdr^^ — ^~' 'ï''^" /""' = /'i'î- 



