47 



torens højre Mikroskop; dettes Mikrometertraade indstilles først paa 900 mm-Stregen 

 og forskydes derefter til Indstilling paa 901 mm, hvorefter de atter forskydes tilbage 

 og indstilles paa 900 mm; af de to Værdier for denne Millimeters Længde udtrykt i 

 Tromledele (omtrent 1087 Indd.) tages Middeltal. Derpaa forskydes Komparatorens 

 Plan meget nær 1 mm, saaledes at 901 mm-Stregen omtrent ligger paa samme Sted 

 som 900 mm for, hvorpaa 901 — 902 mm udtrykkes ved det samme Stykke af Mikro- 

 meterskruen. Paa denne Maade fortsættes for hver Centimeters Millimetre og ved 

 Hjælp af de bekendte Værdier af Centimeterstregerne findes efterliaanden de sande 

 Værdier af samtlige Millimeterstreger paa Metrens sidste Decimeter. Endvidere blev 

 paa samme Maade udmaalt Længderne af de to i Tiendedele delte Millimetre 

 ved begge Metrens Ender, ligesom alle Underafdelinger af disse to Millimetre l)lev 

 udmaalte. 



Efter Fuldførelsen af dette Arbejde giver Nikkelstaalmetren altsaa bekendte 

 Sammenligningsværdier for alle Længder fra 0,1 til 1002 mm, og den benyttedes der- 

 efter til Bestemmelse af Millimetrene paa den Invardecimeter, der blev brugt ved 

 Centimetersamnienligningen. Invardecimetrens Centimetre blev først bestemte som 

 ovenfor omtalt for Nikkelstaalmetrens Centimetres Vedkommende. Idet de to Maale- 

 stokkes indbyrdes Stilling herefter ikke forandredes, blev Komparatorens Plan trinvis 

 forskudt 1 mm og venstre Mikrometer indstillet paa Decimetrens, hojre paa Metrens 

 Millimeterstreger. Denne Fremgangsmaade giver for hver af Decimetrens Millimetre 

 en Ligning af samme Form som ovenfor nævnt under Metrens Centimetre, og disse 

 Ligninger løses med Hensyn til /,, , hvorefter Korrektionen paa hver enkelt af 

 Millimeterstregerne paa Decimetren findes. Ligesom paa Nikkelstaalmetren blev 

 endvidere de to overskydende i Tiendedele delte Millimetres Underafdelinger ud- 

 maalte. 



I de følgende Tabeller er opført Resultaterne af de i 1911 — 1912 udførte Under- 

 søgelser af Maalestokkenes Underafdelinger. Alle Korrektionstal er udtrykt i n og 

 er at «ddere til vedkommende Delestregs paaskrevne Værdi. For hivardecimetrens 

 Vedkommende gælder Værdierne for en Temperatur 16,7-5°, medens de for de øvrige 

 Maalestokke giver Værdierne _ ved 0°. For de to i Tiendedele delte Millimetre paa 

 Nikkelstaalmetren og Invardecimetren, der ligger udenfor O-Stregen, er Værdierne 

 regnede fra denne. 



I. Sand Værdi af Dpcimeterstregerne. 



o 10 2U 30 40 50 60 70 80 90 100 cm 



Bronze- j ^ _ _ _ _ _ _^^ _ _ _ _ jg j 



meter i ^ 



Nikkelstaal- I _ 



meter j-l-'--' »r 



Nikkelstaal- 1 „ „ 

 , , . O 2,0 —1,2 —1,8 —3,5 —0,8« 



halvmeter j >.,./- 



