, 46 



Ved Benyttelse af Ni Fe-Metrens kendte Udvidelse og Længden af de første 3 

 Decimetre faas: 



/jg ,4 = 10 cm 4 0,0 a + 1 1,87 — 9,3- = 10 cm -f 2,50 fi (10) 

 ^6,77 = 1*^* cm — 0,2 11 -|- 11,80 — 9,25 = 10 cm + 2,44 [z (2) 

 ^6.82 = 1*^ cm + 6,1 // + 1 1,03 — 16,0 -= 10 cm + 2,03 ji (1) 



Heraf faas som Middelværdi ved 16,75° C. : 



^6,75 = ^0 "" + 2.5 li. 



Ceniinielre og Millimelre. Efter at Decimetrene paa ovennævnte Maalestokke 

 var bleven bestemte, udmaaltes Centimeirene fra 90 til 100 cm paa Nikkelstaal- 

 metren. Fremgangsmaaden var følgende. Nikkelstaalmetren anbragtes paa Longi- 

 tndinalkomparatoren, saaledes at 90 cm-Stregen set i højre Mikroskop laa i Nær- 

 heden af dettes faste Traad, og Afstanden fra denne v^ maaltes. Invardecimetren 

 anbragtes under venstre Mikroskop, og dens Nulstregs Afstand fra Mikroskopets faste 

 Traad v^ blev udmaalt. Derefter blev Komparatorens bevægelige Plan forskudt et 

 Stykke /, omtrent 1 cm i sin Længderetning, og Afstandene fra de faste Traade til 

 henholdsvis 91 og 1 cm-Stregerne blev udmaalt. Kaldes disse Størrelser henholdsvis 

 hm og ha og Længden 90 — 91 cm paa Metren /„, samt Længden 0—1 cm paa Deci- 

 metren /,,, haves da: 



og /j = /j — v,i + ha, 



hvoraf man ved at eliminere /; faar: 



Im = /,( + Wm — /'m — (fii — /',()• 



Derefter blev Decimetren forskudt paa sit Underlag, indtil O-Stregen atter laa i 

 Nærheden af Mikroskopels faste Traad, hvorefter de samme Manøvrer som ovenfor 

 blev udført. Derved blev Længden /,„ mellem Nikkelslaalmetrens 91 og 92 cm-Streg 

 sammenlignet med samme Centimeter paa Decimetren som for, og med analoge 

 Betegnelser faas: 



tm = hl + Vm — Kn — (v'a — ha). 



Forskydes Decimelren atter 1 cm tilbage og fortsættes paa samme Maade, faas 

 efterhaanden alle Centimetrene fra 90 til 100 cm udtrykt ved den ubekendte Længde 

 /,( og bekendte Størrelser. Man ser, at Metoden i Virkeligheden er Gay-Lussac's 

 bekendte Kalibrernietode, og Beregningen af Delefejlene foregik paa den almindelig 

 bekendte Maade af de ti Observationsligninger af ovenstaaende Form. Som Kontrol 

 foretoges endvidere Sammenligninger med Længder paa 2 og 5 cm af Decimetren. 



Efterat de sande Værdier af Centimeterstregerne fra 90 til 100 cm paa Nikkel- 

 staalmetren var bleven bestemte, udmaaltes samtlige Millimelre paa det samme 

 Stykke af denne Maaleslok. Ved dette Arbejde anvendtes Longitudinalkompara- 



