44 



Ved Indsættelse faas da den sande Værdi for Decimeterstregerne ved 0°C: 



10 cm — 0,1 n ; 20 cm — 2,3 /i ; 30 cm — 6,1 // ; 40 cm — 3,2 fi ; 50 cm — 10,9 (i ; 

 60 cm — 11,9/^; 70 cm — 6,5 «; 80 cm — \b,0 fj.; 90 cm — 15,7 /ü; 100 cm— 19,1 /a 



Indsættes i Observationsskemaet paa forrige Side de beregnede Værdier Xp — 

 Xp-j — (x, — x,_j) = m,, — m,, og dannes DifTerenserne mellem de observerede og 

 beregnede Værdier, findes Middelfejlen paa de i Tabellen opførte Værdier at være 

 ^ 0,56 ß, medens Middelfejlen paa de udjævnede Værdier for Delefejlene beløber sig 

 til c. 0,1 //. 



Paa samme Maade som ovenfor bestemtes Delefejlene paa Decimeterstregerne 

 paa den tidligere omtalte H-Meter af Nikkelstaallegering. 



Fejlene paa Delestregerne i Forhold til Endestregerne var: 



og ved Benyttelse af den tidligere paa Komparatoren fundne Værdi Xj,, = 30,3 // 

 faas som den sande Værdi af Decinieterstregerne ved 0° C. : 



10 cm i 0,0 [i, 20 cm — 0,2 fi, 30 cm -f 5,9 (i, 40 cm + 13,5 /i, 50 cm + 14,5 ji, 

 60 cm + 16,9 yu, 70 cm + 22,2 fi, 80 cm + 22,2 /^, 90 cm + 23,6 f^, 100 cm + 30,3 ,«. 



Middelfejlen paa de enkelte Værdier i Observationsskemaet havde samme Stør- 

 relse som i Forsøgsrækken ovenfor, hvilket følgelig ogsaa gælder om Middelfejlen 

 paa de beregnede Værdier. 



Efter Udmaalingen af Decimetrene paa de to H-Metre udmaaltes Decimetrene 

 paa førnævnte Halvmeter af Nikkelstaal, hørende til Laboratoriets Følemaalskom- 

 parator. Observationerne gav Ligningerne: 



