42 



Det ses af Tabellerne, at Maalingerne er paabegyndt med O og 50 cm-Stregerne 

 henholdsvis under højre og venstre Mikroskop, og at Maalestokken derpaa er forskudt 

 til højre. Naar Aflæsningen 50 — 100 er foretaget, forskydes Maalestokken strax til 

 venstre, og de samme Maalinger foretages i modsat Orden, hvilket giver en Kontrol 

 for, at Mikroskopernes indbyrdes Afstand har holdt sig uforandret. 



Til Bestemmelse af Mikrometrenes Skruegangshøjder foretoges til forskellig Tid 

 under hele Undersøgelsen 5 Udmaalinger af en i Tiendedele delt Millimeter paa 

 Maalestokken. Resultaterne var: 



Venstre Mikroskop 



1 mm = 2243,7 Tromledele 

 2247,3 

 2247,0 

 2241,4 

 2238,4 



1 mm 



Højre Mikroskop 

 = 1000 — 12,9 Tromledele 



- 5,7 



— 7,8 



— 9,0 



- 9,7 



Middel 2243,6 

 hvoraf faas 



Middel 991.0 



1<1 = 0,4457 ft 



Id 



1,0091 



Ved Benyttelse af disse Værdier er de i Tabellernes 4. Kolonne opførte Værdier 

 for r og II i Mikron beregnede. 



Ovenstaaende Serie giver Observationsligningerne: 



5O+X5 

 50 + x, 



50 + .r, 



Xo = -<5 + ll,2 



.Ti == Å^ + \Oj> 



■X, = -«5+18,2 



