37 



Mikroskoperne; Lyset samledes paa Illuminatorernc af 2 Samlelinser, der var anbragt 

 mellem Lyskilden og Mikroskoperne. 



Da Mikroskoperne ikke var forsynede med Finindstillingsniekanisme for Højde, 

 opnaaedes denne derved, at Maalestokken lagdes paa 2 smaa Metalbnkke (indbyrdes 

 Afstand 57 — 58 cm), hvis 2 Ben bestod af Fingerskruer med stort Skruehoved; ved 

 at dreje paa disse Fingerskruer kunde man variere Maalestokkens Afstand fra hvert 

 Mikroskop og oj)naa en bekvem Finindstilling. 



Mikroskoperne fastspændtes forst saaledes, at Afstanden Å^ mellem Mikroskopernes 

 faste Traade meget nær var 10 cm (korrektere: Afstanden mellem de Punkter, li vori 

 Mikroskopernes optiske Axe skærer Delestregernes Plan). Bronzemetren anbragtes 

 da paa Bukkene paa Delemaskinens Bord, idet dens oprindelige Stilling var en saadan, 

 at O og 10 cm-Stregerne set i Mikroskoperne laa i Nærheden af de faste Traade i en 

 Afstand af højst 0,05 mm fra Mikroskopaxerne. 



For at gøre Udregningen saa simpel og ensartet som muligt foretoges Indstil- 

 lingen af Maalestokken altid saaledes, at Decimeterstregerne set i Mikroskoperne laa 

 til hojre for den faste Traad i disse. Da Billedet er omvendt, ligger Delestregen 

 altsaa til venstre for Traaden; den virkelige Stilling ses af hosstaaende Figur. 



Udmaalingen foretoges efter P. A. Hansens Methode'), saaledes som den med 

 særligt Henblik paa Meterundersøgelser er udviklet af Ch. Fd. Guillaume.^) Mikro- 

 metrets Dobbelttraad indstilles forst paa Mikroskopets faste Traad og forskydes der- 

 efter til Indstilling paa Decimeterstregen, hvis Afstand fra den faste Traad saaledes 

 bestemmes. Naar Aflæsningerne er foretagne paa den forste Decimeters Endestreger, 

 forskydes Maalestokken 10 cm i sin 



Triuui 



10 



^ 



,/ 



Trcuid 



Fig. 3. 



Længderetning, saa at 10 og 20 cm- 

 Stregerne meget nær indtager samme 

 Stillinger til Mikroskoperne som O ~ZIZ. 

 og lU cm for. Delestregernes Afstand 

 fra de faste Traade aflæses, Maale- 

 stokken forskydes atter 10 cm o. s. v. 

 Kaldes I'cjlene paa O og 10 cm- 

 Slregerne henholdsvis x^ og x^, haves 



da, naar Afstanden mellem den faste Traad og Delestreg for hojre og venstre Mikro- 

 skop henholdsvis kaldes h\ og v\ og Mikroskopafstanden >i, : 



(1) 10 + x-,-a,-o = v\^l,-h^. 



Forskydes Maalestokken 10 cm i sin Længderetning, saa at 10 og 20 cm ses 1 

 Mikroskoj)erne i Nærheden af de faste Traade, og fortsættes der paa samme Maade 

 med de ovrige Decimetre, faas Observationsligningerne: 



') P. A. Hansen: Von der Bestimmung der Theilungsfehlcr eines gradlinigen .Massstabes. Abliandl. 

 der matli.-phys. Classe der kgl. Sächsischen Gescllsch. der Wissenschaften, lid. X, S. 525. Leipzig 1874. 



-■) Ch. Éd. Guillaume: L'étalonnage des échelles divisées. Travau.x et mémoires du bureau intern, 

 des poids et mesures. T. X1Ü. Paris iyU7. 



