36 



melre, (18,70;-; • O.oocis /) . 10-'' i Temperaturinlervallel 0° — 1°, hvoraf inaii for oven- 

 nævnte Interval linder «« = 19,470. Tillægges disse to Værdier for o.„ samme Vægt, 

 faas Middelværdien: an = 19,375 • 10"'', og benyttes denne som endelig Værdi, faas 

 med uforandret Temperaturkoefficienl 0,00648: 



ajj = (18,010 + 0,00648 t) • 10-«. 



Da der ikke forelaa et Stykke af Nikkelstaalmeteren til Udvidelsesbestemmelse 

 efter Fizeau's Metode saaledes som af Prototypen og Bronzemeteren, bestemtes dens 

 Udvidelse i Prytz's ovenfor beskrevne Apparat ved Sammenligning med de to sidst- 

 nævnte Maalestokke. 



Af Guillaume's*) Undersøgelser over Nikkelstaallegeringers Varmeudvidelse frem- 

 gaar, at Temperaturkoefficienten for a.y er negativ, naar Nikkelprocenten er over 36; 

 interpoleres til Værdien for 42 "lu findes Temperaturkoefficienlen -^ 0,0035. 



Til Bestemmelse af Konstanten A i Ligningen S. 27 haves Resultater fra lo 

 Sammenligninger med Prototypen, der gav A == 7,14 • 10"'', og fra to Sammenligninger 

 med Bronzemetren, der gav A = 7,12 • 11)-^. Herefter faar man Ni — Fe-Melrens 

 Udvidelseskoefficient «.v = (7,13 — 0,0035 /)• 10^". 



Ved Sammenligning mellem Nikkelslaalmelren og Bronzemelren jiaa Kompara- 



toren i Februar 1910 fandtes ved Temperaturerne 13° og 26° Værdier, der gav A = 7,28. 



Medtages denne Værdi, idet den gives Væglen 1, medens hver af de ovenfor fundne 



gives Vægt 4, faas 



° ^ «jv = (7,15 — 0,0035 0- 10-« 



som den endelige Væ^rdi for Nikkelstaalmetrens Udvidelseskoefficient ved Opvarm- 

 ning fra 0° til /". Denne Værdi viser god Overensslemmelse med den, der fremgaar 

 af Guillaumes Undersøgelser over forskellige Nikkel-Ja-rn-Legeringers Udvidelser; 

 disse findes grafisk fremstillede i deres Afhængighed af Nikkelholdigheden i del af 

 Société Française de Physique udgivne Tabelværk: Recueil de Constantes Physiques 

 S. 184. 



4. Undersøgelse af Underafdelinger af Maalestokke. 



Decimellene. Udmaalingen ai' Decimetrene paa Meterprototypens Kopi (Bronze- 

 meler SIP No. 48) foretoges paa den ovenfor (S. 26) omtalte Delemaskine, der var 

 forsynet med to Mikroskoper, hvis indbyrdes Afstand kunde varieres mellem Græn- 

 serne 10 og 100 cm. 



For Forsøgenes Paabegyndelse blev Delemaskinens forskydelige Bords Plan 

 stillet saa vidt muligt parallelt med Slædeforingen, saaledes at Forskydningen meget 

 nær foregik i samme Plan. Mikroskoperne blev forsynede med Verlikalilluniinalor, 

 og Belysningen fandt Sted fra en Glodelampe, ophængt i en Afstand af 3 — 4 m fra 



') Ch. Éd. Guillaume: Les aciers au nickel. Communication du Congrès international des mctiiodes. 

 d'essai des niatériau.\ de construction, tenu à Paris Juillet lyoü. 



