35 



Tages Middeltallet af den absolut og relativt bestemte Værdi, faas « ^ O,ooooi0407 

 som Middelværdi for Staalskruernes Middeludvidelseskoefficient mellem 18° og 98°. 



Af Bronzemetrens Materiale forelaa et Stykke, der var leveret samtidig med 

 Maalestokken ; heraf blev der tildannet et Prøvestykke med plane Endeflader. Den 

 ene af disse blev derpaa affilet saaledes, at der efterlodes tre smaa Knaster. Hvilende 

 paa disse blev Stykket stillet paa et Planglas med vandret Overflade, og en Libelle 

 blev anbragt paa Stykkets Overside. Ved forsigtig Affiling af Knasterne blev det 

 opnaaet, at Libelleboblen indtog samme Stilling paa Prøvestykket som paa Glas- 

 pladen, saa at det ved de tre Knaster bestemte Plan meget nær var parallelt med 

 Stykkets anden Endeflade. Libellens Kruniningsradius var omtrent 24 m. 



Det saaledes tildannede Prøvestykke, hvis Hojde var 13,902 mm, blev derefter 

 benyttet ved Udvidelsesbestemmelserne i Fizeau's Apparat, og da dets Overflade ikke 

 var spejlende, blev der paa denne anbragt en 2,050 mm tyk Kvartsplade, der med 3 

 Knaster hvilede paa Broncestykkets Overflade. 



Kvartsens Udvidelse fandtes ved to særlige Forsøgsrækker i Forhold til Staal- 

 skruernes nu bekendte LTdvidelse. I første Forsøgsrække benyttedes en Stabel af 3 

 Kvarlsplader, nemlig foruden ovennævnte to andre af Tykkelse henholdsvis c. 5 og 

 7 mm, altsaa en Hojde af Kvartsen af omtrent 14 mm. I den anden Forsøgsrække 

 benyttedes en enkelt Kvartsplade af Tykkelse 10,0ô2 mm. Som Middelværdi af 2 Op- 

 varmninger og Afkølinger fandtes for første Forsøgsrække 8084 . 10"", for anden For- 

 søgsrække (1 Kvartsplade) 8070 i Temperaturintervallet 18°— 98°. 



Middeltallet af disse to Værdier er 8077 • 10 9. Benoît') fandt i 1888 for Kvarisens 

 Udvidelseskoefficient i Retning af Hovedaxen (7110,7 + 8,.06 /)• IQ-'-», der mellem 18° 

 og 98° giver 8103,7. Den her fundne Værdi 8077 • 10-^ er saaledes 3,3^loo mindre end 

 Benoît's Værdi, men den er i god Overensstemmelse med en af cand. mag. S. Weber 

 kort Tid senere foretagen Bestemmelse. En absolut Maaling af Udvidelsen af en 

 Kvartsring hørende til samme Apparat gav nemhg Middelværdien 8086-10^9, og et 

 F'orsog med de 3 ovennævnte Plader indeni Kvartsringen viste, at Pladernes Ud- 

 videlse var omtrent 1 "/on mindre end Ringens. I denne Forbindelse skal nævnes, 

 at Scheel -) i 1907 fandt en Forskel paa 4,2 "ioo i Udvidelsen af to Kvartsringe mellem 

 H- 192° og 16°. 



Med Benyttelse af den fundne Værdi for Kvartsens Udvidelse gav Bestem- 

 melserne af Bronzestykkets Udvidelse mellem 19° og 99° ved Opvarmning og Af- 

 køling henholdsvis 19,248 og 19,314, hvoraf: ub = 19,281 • 10-^. Ifølge et til Maale- 

 stokken horende Certifikat af 1896 fra det internationale Bureau i Sèvres er 

 Udvidelsen af det Materiale, hvoraf Société Genevoise har fremstillet sine Bronze- 



den røde Brintlinie, for hvilken Å = 0,65C2, ved Aflæsningerne af Stribeforskydningen: af de to Værdier 

 er dannet Middeltal. 



') J. René Benoît: Nouvelles etudes et mesures de dilatations par la méthode de M. Fizeau. 

 Travaux et mémoires etc. Tome VI, p. 119, Paris 1888. 



-) Karl Scheel: Versuclie über die Ausdehnung fester Körper etc. Berichte der deutschen physi- 

 kalischen Gesellschaft, Jahrg. 5, S. 3. Braunschweig 1907. 



5* 



