32 



Man har da sluttelig som Ligninger for Prototypen og de to Maalestokke ved 



Temperaturen t°: 



P, == 1 m + 2,7 ;i -f 8,624 / + 0,00100 l^ 



B, = lm — 19,1 fl + 18,610 / -L 0,00648 P 



N, = 1 m + 30,3 ju + 7,150 / — 0,0030 t\ 



Fejlen paa de af disse Ligninger beregnede Værdier angives for Prototypen til 

 4; 0,2 /i; for de to andres Vedkommende er P'ejlen større navnlig paa Grund af 

 Usikkerheden i Udvidelsesbestemmelserne, men ved Stuetemperatur beløber Fejlen 

 sig ikke til 1 /i. 



Ifølge Certihkat fra det internationale Bureau i Sèvres var Længden af Bronze- 

 meleren i 1896 ved 8° C: B^^^^ = 1 m + 153,3 /^ 



Af ovenstaaende Ligning findes for Længden i Juni 1911 ved samme Tempe- 

 ralur: ßisin = 1 m + 130,2 u, hvoraf 



der viser, al Kopien i de forløbne 15 Aar har trukket sig sammen, og al denne 

 Sammentrækning beløber sig til omtrent 23//. 



For Nikkelstaalmeterens Vedkommende synes ogsaa en Sammentrækning at 

 kunne paavises. Af de kort efter dens Modtagelse i Februar 1910 udførte foreløbige 

 Sammenligninger med Bronz^meteren faas ved Benyttelse af de endelige Værdier for 

 Udvidelserne: ß^, - N^« = 132,8 /., 



medens Sammenligningen i Juni 1911 gav 



Forudsættes Bronzemelerens Længde uforandret fra Februar 1910 til Juni 1911, 

 er Nikkelstaalmeterens Længde i samme Tidsrum formindsket med 3,4 fjt. 



Ifølge den kgl. Anordning af 16. Sept. 1910 blev de ovenfor omtalte Bestemmelser 

 af Bronzemelerens og Nikkelstaalmeterens totale Længder gentagne i Sept. 1913. 

 Transversalkomparatorens Mikroskoper var nu forsynede med ny Objektiver, der 

 var leverede af Zeiss. Derved forblev den tidligere anførte Mikromelerværdi for 

 Objektivmikromelerel naturligvis uforandret, og da Maalestokkene forud for alle 

 Aflæsninger paa Objektivmikrometeret blev saaledes forskudte, at Aflæsningerne højst 

 var 2 Inddelinger forskellige, blev Mikrometerværdien sat lig 5 //. 



Mikrometervændien for Okularmikrometeret blev udmaalt ved Hjælp af de i 

 Tiendedele delte Millimetre ved begge Ender af Nikkelstaalmeteren, idet Værdien af 

 disse tilligemed samtlige Millimetre fra 90— 100 cm var bestemte i Efteraaret 1912 

 (se nedenfor). Ved 3 saadanne Maalinger fandtes 



''/a: 1695,7 Indd. = 0,9993 mm, 1 Indd. = 0,5893// 



'•'/a: 1694,4 — = 0,9974 — 1 — = 0,5886// 



'^/u: 1693,0 — = 0,9974 — 1 — = 0,5891//, 



hvoraf faas som Middelværdi 1 d = 0,5890 fx. 



