31 



Udmaalingeii foretoges ved Sammenligning med de to Halvdele af ovenna>vnle 

 Nikkclstaalmeter. Kaldes disse henholdsvis N^_^„ og ^51,100 og Halvmeterens Længde 

 H, fandtes som Middelværdier af 4 Observationsserier ved de anførte Temperaturer: 



Middel 85,41 jtt 



Til Forklaring af Betegnelserne i ovenstaaende Taljel skal anfores, at Kolonnen 

 H — 7- ^ angiver den observerede Længdeforskel ved Middelleniperaturen /, A',v^ 

 Fejlen ved 0° paa de i forste Kolonne anførte Halvdele af Nikkelstaalmeteren, Ux, 

 Udvidelsen af 50 cm af denne ved Opvarmning fra 0° til t°; H, — Va m lig Summen 

 af disse 3 Størrelser giver da Længden //, af Halvmeteren ved /°. 



Udvidelsen af en Nikkelstaallegering med 57 — 58 "in Nikkel har omtrent samme 

 Værdi som Staalets. For en Legering med 57^/0 Nikkel har Guillaume*) fundet 

 « = 0,0000115, og benyttes denne Værdi for den foreliggende Maalestok, hvad der er 

 tilladt, da Udvidelsen ved denne Nikkelholdighed kun varierer langsomt med Nikkel- 

 procenten, faas de i Tabellens næstsidste Kolonne opførte Værdier for Reduktionen 

 af Halvmeterens Længde til 15°. I sidste Kolonne er under //j^ opført de 4 Værdier 

 for Længden ved 15°, der viser en sæ-rdeles god Overensstemmelse, hvilket rimeligvis 

 for største Delen er betinget af, al Stregerne paa de to Maaleslokke er meget (ine 

 og har ganske samme Bredde, hvad der giver lille hidstillingsfejl. 



Med Benyttelse af ovenstaaende Værdi for Udvidelsen 0,oüooii5, faas 



^15 = 50 cm + 85,4 ;j 

 Hg = 50 cm — 0,8 fi, 



hvilken sidste Værdi er benyttet ved Beregningen af Fejlene paa Decimeterstregerne 

 nedenfor. 



Ved Hjælp af de i det følgende Afsnit udledte Værdier for de lo Maalestokkes 

 Udvidelser reduceres de ovenfor fundne Væ-rdier: 



ßi„ = 1 ni + 280,3 /i 

 iVjg = 1 m + 143,8 fi 

 til O- C, hvilkel giver: 



ßo = 1 m — 19,1 fi 



Ng = 1 m + 30,3 ft. 



') Ch. Ed. Guillaumk: Description et étude d une machine à mesurer. Annexe aux Procès-verbau.x 

 des Séances du Cumité international des Poids et Mesures, session de 1911 2"""^ série, tume VI. Paris 1911. 



