30 



A2 "ill coulée 1452. Foruden de første 4 Serier toges i November Manned yderligere 

 2 Serier med en stærkere Forstørring af højre Mikroskop (übjektivmikrometer). 



Resultaterne af disse (5 Serier var, idet N er Længden af Nikkelstaalmeteren, 

 og der iovrigt anvendes samme Betegnelser som ovenfor: 



Middel 2,56 + 0,50 

 Da P]i; er lig 1 m f 140,94^ faas: 



N„. = 1 m T 143,50 //. 



Endvidere foretoges i Juni Manned 1911 en Række Sammenligninger mellem 

 Bronzemeteren og Nikkelstaalmeteren. Der toges 6 Serier, hver omfattende 7 Mnalinger 

 af den ene og 6 af den anden Maalestok. Resultatet fremganr nf nedenstaaende 

 Tabel : 



Middel 153,89 + 0,35 



Som Middelværdi af de 6 Serier faas da: /ij^s — Nj-j ^ 153,89//, og ved 



Benyttelsen nf de nedenfor anførte Værdier for Udvidelsen af de to Maalestokke faas 



ved 16° C: n \t iqc oa 



/ijg — Nju = 136,20 fi. 



De tre fundne Værdier for ßjg, N^^ og 7i„, — Ny^ tillagdes samme Vægt og ud- 

 jævnedes efter mindste Kvadraters Metode, hvorved fandtes de endelige Værdier: 



ßi6 = 1 m + 280,3 ft 

 iVi6 = 1 m + 143,8 fi. 



Efter Afslutningen af de nedenfor omtalte Decimeterudmnnlinger bestemtes den 

 totale Længde af den førnævnte Halvmeter af Nikkelstaallegering, betegnet SIP Genève 

 //, acier nickel öS "I» coulée 2()2U, horende til Laborntoriels Folemnnlskompnrntor. 



