28 



Dannes det tilsvarende Udtryk for en højere Forsogstemperatur t.,, faar man 

 efter Subtraktion, og idet L^ = /o +/^o + 9o + «'o 



A + «(/. + t,) = B + ß{t, + /,) + f^ {m - h) + Y (9-^)- r ^ + 1^^1-~X 



i<0 •'-'0 ^0 ^ol'2 '1/ 



Her er de tre mellemste Led paa højre Side smaa Korrektionsled, hvor man kan 

 regne med en Middelværdi af Koefficienten h. Idet « er bekendt fra (niillaume's 

 Undersøgelser over Ni-Fe-Legeringerne, giver den ovenstaaende Ligning Konstanten A. 



2. Udførelse af Længdemaalingerne. 



Ved Udmaalingen af Meierkopiens totale Længde bcnj'tledes, som ovenfor nævnt. 

 Laboratoriets Transversalkomparator. Maalestokkene anbragtes paa Komparatorens 

 Borde, hvilende paa 2 omtrent 0,3 mm tykke Papirstrimler, der laa symmetrisk paa 

 begge Sider af Midten af Maalestokken og i indbyrdes Afstand 58 cm. 



Paa hver Maaleslok blev der lagt et i '/io° delt Termometer i den af Side- 

 stykkerne dannede Rende, og begge Maalestokke med Underlag blev omgivne med 

 en Cylinder af svært Nikkelpapir, hvori fandtes Udskæringer, der tillod Aflæsning 

 af Termometrene; disse Udskæringer dækkedes mellem Termometeraflæsningerne af 

 et Stykke lost Nikkelpapir. 



Komparatorens venstre Mikroskop var forsynet med Okularmikrometer, højre 

 Mikroskop med Objeklivmikrometer. 



Belysningen af Maalestokkens Endestreger foregik ved Hjælp af 2 Lysledere, 

 dannede af vandret liggende koniske Glasstænger, der ved den smalle, under Objek- 

 tivet anbragte Ende var bøjede nedad mod Maalestokkens Inddelinger. Lyset fra to 

 Glødelamper, anbragte i en Afstand af 130 cm fra Mikroskoperne, blev af 2 Linser 

 samlet paa Lysledernes bageste Endeflade. Venstre Lysleder var fast anbragt paa 

 de to Støtter, der bærer det med Okularmikrometer forsynede og derfor under 

 Maalingerne fastsiddende venstre Mikroskop, medens den højre maatte fastgøres paa 

 selve Mikroskopet, da Komparatorens højre Mikroskop er forsynet med Objektiv- 

 mikrometer og derfor flyttes under Maalingerne; anbragt saaledes folger Lyslederen 

 Mikroskopets Bevægelser, saa at Lyset, der sendes ned paa Maalestokken og tilbage- 

 kastes fra denne, stadig har sannne Retning i Forhold til Mikroskopet. 



Flere Gange under Maalingernes Udforelse blev der foretaget Bestemmelser af 

 Mikrometrenes Værdier. Da der ikke paa det Tidspunkt, da Maalingerne udførtes, 

 havdes en bekendt Millimeter til Disposition, benyttedes som saadanne de to i 

 Tiendedele delte Millimetre ved hver Ende af nedennævnte Nikkel-Staalmeter og en 

 i Tiendedele delt Millimeter paa en Decimeter af hivar. Disse Millimetres Længder 

 fandtes senere paa Ni-Fe-Meteren lig 1 mm — 0,7// og 1 mm — 2,ß/j og paa hivar- 

 decimeteren lig 1 mm — 0,7^ og 1 mm — 1,0 /y'). Som Middelværdier for en Tromle- 

 inddeling fandtes: 



') Prototypens Hjid pestreger kunde paa Grund af deres ringe Afstand, 20 /;, fra Hovedstregen ikke 

 bruges til denne liestemmelse. 



