27 



kom saaledcs til al ligge 1 — 2 mm over S.,. Det var ved Iagttagelse af Afstanden 

 mellem Sj og S., ved forskellige Temperaturer af Maalestokkene, at Forskellen i 

 disses Udvidelser blev maalt. I et til Stellet fæstet Hoved blev i den Hensigt Mikro- 

 skopet M med den optiske Kontaktindretning anbragt. Det hele blev nedsat i et 

 Vandbad, hvor Vandet naaede op til omtrent 1 cm under de to Spejle; Vandet blev 

 omrørt ved en op- og nedadgaaende Rører. 



Der blev arbejdet med en Temperatur i Nærheden af 0°, ved Stuetemperatur 

 og ved noget over 30° C. Den første Temperatur blev tilvejebragt ved at fore koldt 

 Vand til Bunden af det varmeisolerede Badekar og føre det bort foroven. Vandet 

 blev afkølet ved fra Vandhanen at føres gennem Is. Den højere Temperatur blev 

 holdt konstant ved en elektrisk Strøm i en paa et mere end meterlangt Glasror op- 

 viklet Konstantantraad ; Traaden blev isoleret fra Vandet, ved at hele Glasrøret med 

 samt Traadvindingerne blev overtrukket med Marinelim. Under Opvarmningsforsøget 

 blev Stuetemperaturen sat op til omtrent 26°. 



Temperaturen blev bestemt ved3i^ii»° inddelte Termometre; de blev anbragte 

 i Kautsjukpropper i Huller i Karvæggen, det ene tæt ved Bunden, det andet midt- 

 vejs i Karret. Det tredie Termometer blev anbragt fra oven i Vandet. 



Mikroskopet kunde ved Drejning om sin Akse løftes eller sænkes, idet en Del 

 af Røret var skrueskaaren til en Præcisionsskrue med '-• mm Stigning. Drejningerne 

 kunde aflæses paa en hundrededelt Tromle med en Nonius, der gav '/20 af Tromle- 

 delene, altsaa ''i //. Objektivet var Zeiss' Achromat B, Okularet Zeiss' Kompensa- 

 tionsokular 18. 



Iagttagelserne ble^ udførte saaledes, at Mikroskopet, efter at den ønskede Tem- 

 peratur ^1 var naaet, forst blev indstillet paa f. Eks. det øverste Spejls halvgennem- 

 sigtige Sølvlåg, og Mikroskopets Stilling blev aflæst; dette blev udført 3 Gange. Dei'- 

 paa blev Mikroskopet sænket til Indstilling paa Spejlet S,. Efter 3 Iagttagelser der 

 fik man et Maal for Afstanden rf, mollem Spejlene, svarende til Temperaturen /j. 

 Efter at en anden Temperatur t., var bleven tilvejebragt, foretoges de samme Ind- 

 stillinger, hvorved den til /, svarende Afstand (/., blev funden, d., — rfj vil efter 

 Anbringelse af de fornødne Korrektioner give den til Temperaturforandringen /2~'i 

 svarende Forskel i de to Maalestokkes Længdeforandring. 



En lagttagelsesrække til Bestemmelse af sammenhørende Værdier af rf og / 

 dannedes af 4 Temperaturmaalinger, hver bestaaende i Allæsning af alle 3 Termo- 

 metre, og imellem Temperaturmaalingerne 3 Iagttagelser af Afstandene mellem Spejlene. 



Beregningen af Iagttagelserne sker paa følgende Maade: a = A -\- at og h ^= B -{- ß t 

 er Udvidelseskoefficienternc henholdsvis for Ni-Fe-Maalestokken og for Sammenlig- 

 ningsmaalestokken. Ni-Fe-Maalestokkens Længde regnet fra den ene Endetlade til 

 den anden er L, den anden Maalestoks Længde /; idet p er Tykkelsen af Messing- 

 indsknddet under /, og idet 7 er Tykkelsen af Spejlet S., (Glas), samt d Afstanden 

 mellem de to spejlende Flader, har man ved Temperaturen /j 

 Lo(l+(A + «/,)^) ^/o(l +(ß + /?ti)/,) rJOo(l+n7/,) + 7o(l ^9/,) f </, ; 



m er Messings og </ Glassets Udvidelseskoefficient, /^ Forsogstemperaturen. 



4* 



