Denne Middelfejl paa omtrent '/:, mm, der er 10 Gange saa stor som den, hvor- 

 med Ligevægtslillingen kan iagttages, svarer, med den ovenfor angivne Følsomhed 

 og 1 kg Belastning paa hver Skaal, til en Vejefejl 



f = 0,057 mg. 



En Forandring i Ligevægtstillingen paa 0,083 cm vil svare til en Bevægelse paa 

 0,00 mm af Vægtens Tungespids, der ligger omtrent 37 cm under Midterknivens Æg. 



At del er Arretering og fornyet Frigorelse af Væglen, der er den langt over- 

 veiendc Fejlkilde her, fremgaar af de Vejningsserier, der tjente til Bestemmelse af 

 Folsomheden (se S. 11 overst) ved at Vægten skiftevis blev belastet med eller fri- 

 gjort for en Rytter af Vægt omtrent 1 mg, medens de to Skaale iovrigt havde hver 

 en uforandret Belastning paa 1 kg. Som for nævnt er Vægten indrettet saaledes, at 

 Rytteren kan paaLægges eller fjærnes, uden at Vægten arreteres i Mellemtiden. 

 Behandles de i disse Vejningsserier udforte Iagttagelser paa samme Maade som de 

 ovennævnte, findes en Middelfejl i Ligevægtstillingens Bestemmelse, der er omtrent 

 '/4 af den forrige, nemlig 



<p = 0,02 cm, f' == 0,014 mg. 



Folsomheden er fra d. 22. April til d. (i. Maj 1911, i hvilket Tidsrum de omtalte 

 Sammenligninger blev udforte, aftaget i Forholdet 1,4'.) til 1,4.'5. Dette maa vel for- 

 klares ved, at Brugen af Væ'gten har medført en meget lille, varig Bojning af Balancen. 

 I 1913 var Følsomheden 1,45. 



Bunges Omlægningsvægt anvendtes til Bestemmelse af Værdierne for Hoved- 

 normalerne fra 100 g til 1 mg med 200 g-Lodderne som Bindeled overfor Vejningerne 

 med Collols Vægt. Bunges Vægt er den samme, som blev anvendt ved Martin 

 Knudsens Bestemmelser af Havvandets Konstanter; den findes beskrevet i Rede- 

 gørelsen for dette Arbejde. ') 



Nernst's Mikrovægt anvendtes bl. a. til en Kontrolsammenligning mellem to ved 

 Vejningerne paa Bunges Vægt bestemte 2 mg-Lodder og et i det internationale Bureau 

 for Maal øg Vægt undersogt 2 mg-Lod. Mikrovægten er beskreven i Berichte d. 

 deutschen ehem. Gesellsch. Bd. 36, 1903, S. 2086. 



Jüngers Vægt blev brugt til Bestemmelse af 2 kg-Løddets Værdi med Benyttelse 

 af to ved Cøllots Vægt bestemte 1 kg-Lødder. Tillige tjente den ved den hydro- 

 statiske Vejning til Bestemmelse af Vægtfylden for bronze blanc-Legeringen. Dens 

 Folsomhed var omtrent '/s mg ved 2 kg Belastning. 



Hasemanns Vægt tjente til Bestemmelse af Hovednormalerne fra 5 kg til 20 kg. 

 Vægten er af almindelig Konstruktion. Den tilhorer Justervæsenet, men er midler- 

 tidig opstillet i fysisk Laboratoriums Vejerum, hvilende paa Betongulv og overbygget 

 med et Skab til Beskyttelse mod Luftstrømninger. Den viser en næsten konstant 

 Folsomhed, 1 Skaladel = 1 mm for 14 mg, lige til en Belastning med 20 kg paa 

 hver Skaal. 



') Vid. Selsk. Skrifter, G. H. nalurv.-mat. Afcl. lid. XII Nr. 1. S. 45 ff. 1902 



1). K. I) Vidcnsk Selsk. Skr.. nutiiivUlensk. o« niathem. Aid.. 8 Hcukke I. 1. 



