Le Soussigné, Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences a comparé avec 

 beaucoup d'attention le Kilogramme en platine de Mr. Schumacher à celui des 

 Ai'chives nationales, et il lui a paru que ce dernier (celui des Archives) est plus 

 faible d'une quantité, qui ne surpasse pas certainement un milligramme et demi. 



La comparaison a été faite le 21 à 11'' du matin. Le baromètre du conserva- 

 teur des Archives marquait alors 28''" Q'-'** '/-> et le thermomètre de Reaumur +1 7,"). 



Fait à Paris le 26 .Juillet 18,31 



F. Arago. 



I Aaret 1835 udforte Astronomen Olufsen ved Kobenhavns Observatorium under 

 et Ophold i Paris en nj' Sammenligning mellem de to Kilogramlodder. I Forvejen 

 havde Schumacher bestemt sit Kilograms Rumfang baade ved Vejning og ved IJd- 

 maaling af dets Dimensioner, og Olufsen udmaalte Arkivkilogrammet. Han fandt 

 ved ialt 51 Vejninger, fordelte paa 5 Dage, Værdier mellem 1 kg -f 0,9 mg og 1 kg 

 + I/) mg for Schumachers Lod. Senere angiver Schumacher dog 1 kg — 0,7 mg 

 som sit Lods sande Vægt efter paa Grundlag af Hällströms Bestemmelser af Vandels 

 Vægtfylde at have beregnet dets Vægtfylde til 21,203. 



En tredie Sammenligning med Arkivkilogrammet udfortes senere af Steinheil ; 

 den gav Vægten 1 kg — 1,6 mg. 



I 1895 blev Kilogrammet medbragt til Paris af K. Prytz og afgivet til det inter- 

 nationale Bureau til Sammenligning med den internationale Kilogramprototyp; her- 

 ved fandtes dets Vægt i 1896 lig 1 kg — 3,090 mg. 



Ved de sidste her udforte Vejninger er Loddets Vægt funden lig 1 kg — 3,119 mg, 

 altsaa 0,029 mg lettere end i 1896. 



Det danske Kilogram nod Anseelse som Normallod; Schumacher ses ved det 

 at have bestemt Vægten af et Platinkilogram for Videnskabernes Akademi i St. 

 Petersborg; Gauss, Bessel og Repsold ses ogsaa at have lienyttet det. I Danmark 

 tjente det som Normallod, efter at det danske Pund i 1839 blev sat lig '/s kg. 



Til Udførelse af Vejningerne tjente 5 forskellige Vægte: En Ombytningsvægt 

 til 1 kg Belastning, leveret af Collot i Paris, en Omla^gningsvægt til hojst 200 g fra 

 Bunge i Hamborg, en .histervæsenet tilhorende stor Vægt til 50 kg fra Hasemann i 

 Berlin samt to ældre Va'gte, den ene til 2 kg udfort i .Hingers Etablissement i Koben- 

 havn (oprindelig af Holten konstrueret til Omlægningsvægt), den anden til ca. 5 kg 

 udfort af Fortin. Endelig blev ved enkelte Sammenligninger benyttet en Nernst's 

 Mikrovægt fra Spindler & Hoyer i Göttingen. 



Collots Ombytningsvægt, Fig. 1, til Sammenligning af Vægtlodder indtil 1 kg er 

 saaledes indrettet, at de to Lodder, der skal sammenlignes, anbringes, det ene af- 

 løsende det andet, paa samme Vægtarm, medens den anden Vægtarm har en kon- 

 stant Tarcrbelastning. Efter at de to Lodder er anbragte hvert paa sit Sted, det ene 

 haaret af Va'gtskaalen, det andet fast understøttet, og efter at en passende Ligevægts- 



